ET d'histoire ]\.\TURELLE DE GENÈVE. 313 



Séance du juiih. 



Ch.-Eug. Guye et L. Kasauzetï. Mesure de très faibles capacités. — 

 Ch.-Eug. Guye et A. Beruoud. Mesure électrothermique de la 

 puissance des courants rapidement variatdes. — C. Margot. Galva- 

 nomètre thermoélectrique. 



M. Ch.-Eug. GuvE comiïiuni(jiie les résultais d'une élude 

 enlreprise par M. L. Kasanzeff au Laboratoire de Tliysitiue 

 de l'Université. 



Celte étude est relative à la mesure de très faibles capa- 

 cités par une méthode indiiecte basée sur la similitude des 

 formules, qui représentent le champ éleclroslatique d'un 

 contlensaleur et le champ électromagnétique, dans un 

 conducteur à trois dimensions, parcouru par un courant 

 constant. 



Ces considérations théoriques permettent de remplacer 

 les mesures de capacité par des mesures de résistance 

 d'électrolyles et d'éliminer ainsi totalement l'inlluence de 

 la capacité des conducteurs de jonction, dont il est difficile 

 de s'affranchir dans l'expérience directe, cette capacité 

 étant du même ordre que celle à mesurer. 



Après avoir fait par cette méthode l'étude de (luehjues 

 systèmes simples dont les capacités pouvaient être véri- 

 fiées exactement par le calcul, la méthode a été appli(iuée 

 à la détermination des capacités d'une vingtaine de systè- 

 mes cylindriijues et. en particulier, de systèmes symétri- 

 ques présentant beaucoup d'analogie avec le dispositif de 

 certains câbles électriques. 



Il a été possible ensuite d'établir une formule approchée 

 donnant la capacité d'un système de n fils égaux, parallèles, 

 équidistants et symétri(piement placés à l'intérieur d'un 

 cylindre conducteur formant armature extérieure. 



En remplaçant les sy.stèmes électrisés en équilibre par 

 des couches électriques cylindriques et uniformes ' et en 



' Ces couches ne sont plus alors des couches d'équilibre. 



