KT d'histoire naturelle DE GENÈVE. 315 



Elle dérive du dispositif classique des trois ampèremè. 

 mètres ou des trois voltmètres, mais ces appareils sont 

 remplacés par trois résistances en conslantane rigoureu- 

 sement égales et placées dans de petits calorimètres iden- 

 tiques. 



Chacune de ces trois résistances est formée de quelques 

 spires seulement, enroulées bifil ai rement. 



Dans ces conditions, la self induction et la capacité sont 

 réduites au minimum et peuvent être considérées comme 

 pratiquement nulles, même pour les courants de fréquence 

 élevée qui ont servi dans les expériences préliminaires. 



Lorsque la puissance à mesurer est suffisamment grande, 

 on peut négliger la puissance consommée dans les calori- 

 mètres, et deux des résistances peuvent alors être placées 

 dans le même calorimètre. 



Il est aisé de démontrer (|ue dans ce cas. la puissance 

 consommée dans la dérivation où se trouve l'appareil 

 d'utilisation est rigoureusemeni proportionnelle à la dill'é- 

 rence des chaleurs dégagées dans les deux calorimètres en 

 un temps donné, et cela quelle que soit la forme sous 

 laquelle l'énergie électi'i(|ue est absorbée (mécanique, 

 thermique ou chimi({ue). 



En effet, dans le dispositif des trois ampèremètres, on 

 sait que l'énergie consommée a pour expression : 



w.»4 



<- t t 



R désignant la résistance de la dérivation sans self induc- 

 tion, i le courant total, i, le courant utilisé, i^ le courant 

 dérivé. 



Dans la méthode calorimétrique qui lui a été substituée, 

 la différence des chaleurs dégagées dans les deux calori- 

 mètres est donnée par la relation : 



0. - Qî = 4 



/'""-(/'•"'+/''■■"')] 



