DU CHAMP MAGNÉTISANT SUR l'hYSTÉRÉSIS ALTERNATIVK 17 



électromètre asiatique de Curie et Blondelot^ appareil beau- 

 coup nioius sensible, mais qui peut fournir une déviation rigou- 

 reusement proportionnelle à la puissance électrique. 



L'aiguille de l'électromètre de Curie et Blondelot se compose, 

 comme l'on sait, de deux demi-disques, isolés l'un de l'autre de 

 façon h pouvoir être portés à des potentiels différents. Cette 

 aiguille oscille h l'intérieur d'une boîte cylindrique, formée par 

 deux secteurs semi-circulaires (quadrants) symétriquement dis- 

 posés par rapport aux deux moitiés de l'aiguille. 



Le noyau magnétique (tore de fil de fer) porte un enroule- 

 ment primaire et un enroulement secondaire. Les deux extré- 

 mités de l'enroulement secondaire sont reliées aux deux moi- 

 tiés de l'aiguille, le point milieu de l'enroulement est à la terre. 

 La ditterence de potentiel variable, établie dans ces conditions 

 entre les deux parties de l'aiguille est (en volts) 



N., étant le nombre des spires de l'enroulement secondaire, 

 <î> le flux d'induction qui traverse une spire et t le temps. 



Le courant magnétisant qui circule dans l'enroulement pri- 

 maire du tore traverse une résistance invariable sans selfiuduc- 

 tion de R ohms. Le milieu de cette résistance est relié à la terre 

 et ses extrémités communiquent avec les deux quadrants. 



Soit alors i l'intensité du courant primaire (en ampères), la 

 ditterence de potentiel variable, établie entre les deux qua- 

 drants s'exprime par : 



(2) e' = iR. 



La valeur instantanée du champ magnétisant H, qui agit à 

 l'intérieur du noyau, est proportionnelle à l'intensité du cou- 

 rant selon la relation : - 



Dans cette formule N^ représente le nombre des spires pri- 



' Journal de physique (2). 8. 1889. p. 80. 



- Mascart et Joubert, Leçons sur l'électricité et le magnétisme. T. 2, 

 édit. 1897, p. 125. 



Archives, t. XXXVI. — Juillet 1913. 2 



