DU CHAMP MAGNÉTISANT SUR l' HYSTÉRÉSIS ALTERNATIVE 21 



déterminées d'avance et absolument invariables. On opérait 

 autant que possible dans le voisinage des fréquences ci-dessus 

 indiquées, en se contentant toutefois d'une approximation de 

 3 ou 4 "/o pour faciliter le réglage. Dans le calcul des observa- 

 tions on tenait compte des vai'iations de la fréquence en rappor- 

 tant la moyenne des déviations lues, à la valeur moyenne des 

 fréquences mesurées pendant la durée des observations. 



2. Les quatre enroulements secondaires n'étaient pas tout à 

 fait identiques Voici les nombres des spires de ces enroule- 

 ments : 



Enroulement 1 480 spires. 



» 2 450 » 



» 3 480 » 



» 4 480 » 



On utilisait ces enroulements de la manière suivante : 



, „ , , ^^^ ( a) Enroulements 1 et 2 en tension. 



Il Fréquence 1200 /, 



[ bj » 3 et 4 » 



2) » 600 » 1, 2, 3, 4 



3) . eoof;;; ^' i^''^ - 



[ o) » 3 et 4 » 



4) » 300 » 1, 2, 3, 4 » 



L'effet de la dissymétrie des enroulements fut éliminé, en 

 prenant la moyenne arithmétique des deux observations dans 

 les expériences 1 et 3. 



On basait donc le calcul sur la supposition d'une déviation 

 proportionnelle à la puissance électrique. Pour vérifier l'exacti- 

 tude de cette suppo.sition, on fait passer un courant constant 

 (fourni par une batterie d'accumulateurs) dans la résistance 

 invariable de E, ohms sur laquelle sont branchés les deux qua- 

 drants de l'électromètre. En même temps on établit une diffé- 

 rence de potentiel constante entre les deux moitiés de l'aiguille, 

 en ayant soin de porter les deux demi-disques à des potentiels 

 égaux et désignes contraires. 



Soit E la différence de potentiel entre les deux quadrants, 

 E' celle entre les deux moitiés de l'aiguille. 



Ou a : 



(6) Ry. = EE' 



où K est la constante de l'instrument. 



