11 INFLUENCE DE LA RAPIDITÉ DES VARIATIONS 



Les deux différences de potentiel E et E' peuvent être mesu- 

 rées très exactement à l'aide d'un voltmètre de précision de 

 Siemens et Halske, et la constante K s'obtient à l'aide de la 

 formule (6). Cette graduation faite, la formule (5) permet de 

 calculer la valeur absolue des pertes hystérésiques en watts. 



Voici un tableau résumant les résultats de quelques-unes des 

 déterminations, il montre que la quantité K était très sensible- 

 ment indépendante de la grandeur des déviations. 



Nous avons répété la graduation à différentes époques. La 

 constante de l'instrument se montrait alors légèrement varia- 

 ble avec le temps. 



Ainsi en prenant les moyennes on a pour chaque mois les 

 valeurs suivantes de K : 



1911 juin 18,77 



juillet 18,78 

 octobre 18,67 

 novembre 18,83 

 décembre 19,30 



1912 janvier 19,62 

 février 19,64 

 mars 19,04 



Quoiqu'il en soit, la quantité K ne varie beaucoup ni avec la 

 déviation a, ni avec le temps. Etant donné que ces faibles varia- 

 tions n'ont aucun effet sensible sur les calculs d'interpolation, 

 notre mode de calcul ne peut nullement fausser les résultats 

 d'observation. 



IV. Schéma du dispositif 



Pour pouvoir contrôler facilement après chaque expérience, 

 et au besoin même au milieu d'une expérience, le bon fonction- 

 nement de l'électromètre, nous avons disposé notre circuit 



