DU CHAMP MAGNÉTISANT SUR l'hYSTÉRÉSIS ALTERNATIVE 23 



d'une telle manière qu'on pouvait passer facilement des opéra- 

 tions nécessaires aux mesures des pertes hystérésiques à la 

 détermination de la constante de l'électromètre et inversement. 

 Notre circuit, représenté par la ligure 1, se compose des trois 

 parties suivantes : 



1. Circuit primaire du tore. 



2. Circuit secondaire du tore. 



3. Circuit de calibrage (servant à la graduation de l'électro- 

 mètre). 



Le circuit primaire du tore prend son départ aux bornes B^ 

 et B, de la source (alternateur de haute fréquence). Il se com- 

 pose essentiellement de l'enroulement primaire PP, de l'ampè- 

 remètre I, de la jauge J, munie d'un shunt M. de la résistance 

 invariable R^ et R, et des rhéostats de réglage r. Le mode 

 d'emploi de ces appareils sera exposé dans la suite avec les 

 détails nécessaires. Le circuit primaire renfermait en outre 

 deux commutateurs C^ et C„ permettant de substituer à la 

 place des appareils mentionnés (position 1, marquée d'un 

 trait I ) deux rhéostats L^ et L.-., composés de lampes à incan- 

 descence en parallèle, qui constituent le circuit de calibrage 

 (^position 2, marquée par deux traits 1 1 ). Le milieu de la résis- 

 tance invariable Rj R. est relié au sol. Les extrémités commu- 

 niquent avec deux godets de mercure h^ et 6., permettant de 

 brancher sur la résistance soit les quadrants de l'électromètre 

 Qi et Q„ soit le voltmètre de précision V. 



Le circuit secondaire du tore T comprend les quatre (respec- 

 tivement deux) enroulements secondaires; le point milieu de 

 ces enroulements est au sol. Les extrémités des enroulements 

 sont reliés h deux godets de mercure a^ et a., pouvant être mis 

 en communication avec les deux moitiés de l'aiguille A^ et A.,. 



Enfin, pour vérifier la constance des indications de l'électro- 

 mètre, on relie les bornes B^ et B, avec une batterie d'accumu- 

 lateurs; les commutateurs C^ et C„ sont placés dans la posi- 

 tion 2 d p. Le courant constant parcourt alors le tableau de 

 lampes L^ la résistance invariable R^ R.,, le tableau de lampes 

 h. et le rhéostat de réglage r. Les deux moitiés de l'aiguille 

 sont branchées aux extrémités des deux tableaux L^ et L„ (dif- 

 férence de potentiel E' ) et les deux quadrants aux extrémités 



