DU CHAMP MAGNETISANT 8UK L HYSTERESIS ALTERNATIVE 27 



un instrument spécial pour le réglage exact de l'intensité du 

 courant. L'instrument on question, la jauge J (fig. 1) était un 

 voltmètre thermique de précision de Hartmann et Braun. Ces 

 appareils sont munis d'une échelle divisée à traits fins et d'un 

 index de précision se déplaçant le long d'une glace. Toute 

 erreur de parallaxe peut être évitée de cette façon. Gi'âce à ce 

 dispositif il était possible d'apprécier la cinquième partie des 

 divisions de l'échelle. Un shunt en fil de manganine (M) per- 

 mettait la variation continue de la sensibilité de l'instrument. 

 Au moyen du shunt on amenait l'index juste en face d'un trait 

 de division, situé à peu près au milieu de l'échelle. On obtenait 

 ainsi une exactitude de 0,002 dans l'appréciation de l'intensité 

 du courant, soit une erreur inférieure à 0,001 ampère pour des 

 intensités efficaces de 0,4 ampère. 



d) Eledromètre 



L'électromètre utilisé dans ces recherches était un ancien 

 instrument qui se trouvait depuis des années dans la collection 

 du laboratoire de physique. Il différait quelque peu du type 

 classique des électromètres de Curie et Blondelot, construits 

 par la Maison Ducretet à Paris. En particulier^ l'une des moitiés 

 de l'aiguille se chargeait, dans cet appareil^, par l'intermédiaire 

 d'un fil de platine dont l'extrémité inférieure plongeait dans un 

 réservoir d'acide sulfurique. Sous sa forme primitive, l'instru- 

 ment présentait une sensibilité absolument insuffisante et nous 

 avons dû le transformer complètement pour l'approprier au but 

 de nos recherches. 



Voici les dimensions de l'appareil dans sa forme définitive. 

 Les deux demi-disques de l'aiguille présentaient une surface 

 métallique d'environ 15 cm". L'aiguille était en aluminium et 

 pesait 3,8 gr. Elle était entourée par des quadrants présentant la 

 forme de deux moitiés d'une boîte cylindrique dont les deux 

 bases étaient à 5 mm. l'une de l'autre. Le fil de suspension 

 supérieur de l'équipage était un fil de platine de 0,05 mm. de 

 diamètre et de 28 cm. de longueur. Il communiquait avec l'une 

 des moitiés de l'aiguille. La seconde moitié de l'aiguille était 

 reliée par un fil d'argent lâche de 0,04 mm. de diamètre, à 



