DU CHAMP MAGNÉTISANT SUR L'HYSTÉRÉSIS ALTERNATIVE 29 



parallèle. Le milieu M est relié au sol. La résistance totale est 

 dans ce cas 27. 2() ohms. 



Dans la figure 4 la résistance totale est réduite à 9.12 ohms, 

 par l'emploi de 4 résistances, groupées en 2 séries parallèles. 

 Cette disposition fut utilisée lorsqu'on opérait aux basses fré- 

 quences. Il était alors nécessaire de réduire autant que possible 

 la grandeur de la résistance invariable pour diminuer la puis- 

 sance demandée au moteur. En etîet, en tournant avec une 

 vitesse de 360 tours par minute (soit un quart de sa vitesse 

 normale) le moteur donnait un rendement très mauvais. Sa 

 puissance était alors à peine suffisante pour maintenir constante 

 l'intensité du courant magnétisant, et les moindres pertubations, 

 les étincelles qui se produisaient accidentellement aux balais, 

 ou une petite augmentation fortuite des frottements amenaient 

 de graves irrégularités. 



VL LiMrrES de précision des observations 



Tout en augmentant dans la mesure du possible la sensibilité 

 de l'électromètre nous n'avons pas pu obtenir de très grandes 

 déviations. Les déviations observées eu intervertissant le sens 

 de la différence de potentiel des quadrants varient de 30 à 

 84 divisions de l'échelle. Pour faciliter les lectures, l'instrument 

 fut muni d'un amortissement considérable, et ou attendait 

 l'instant oii l'équipage s'était arrêté dans sa position d'équi- 

 libre avant de faire la lecture de la déviation. Le zéro de l'ins- 

 trument était à peu près invariable, grâce à la stabilité du 

 support de l'électromètre et grâce à une protection très efficace 

 contre l'effet des courants d'air. 



On peut admettre que les lectures sont précises à moins de 

 ^/j de division près, soit environ 1 7o dans le cas le plus défavo- 

 rable. 



Grâce à la plus grande régularité de fonctionnement du 

 moteur, les mesures effectuées aux fréquences 1200 et 600 sont 

 bien plus précises que les mesures faites à la fréquence 300. 

 On peut assigner aux premières une limite d'erreur inférieure 

 àO,5 7o5 tandis que la mesure à la plus basse fréquence est 



