DE COMPOSÉS UU NKODYME 45 



pour la photographie dans la région ultra violette. Les subs- 

 tances non hygroscopiques pouvaient être placées entre deux 

 lames de quartz. La tigure 2 représente l'ensemble du montage: 

 une source de lumière ultra-violette E ; des lentilles en quartz 

 LjL., ou (Ml quartz et tiuoriue L,, eiitin la substance en poudre 

 S pressée entre deux lames de quartz. La source de lumière 

 ultra violette a été tantôt une lampe Nernst poussée aussi loin 

 que le permettait l'échautïement du filament, ou pour les pre- 

 miers essais, l'étincelle électrique dans l'eau, source décrite 

 par plusieurs auteurs \ 



Les observations et les mesures des ligues spectrales ont été 

 effectuées, soit par la méthode photographique, soit par la 

 méthode oculaire ; dans l' ultra-violet exclusivement par la mé- 

 thode photographique. Le spectrographe employé pour la photo- 

 graphie du spectre ultra violet est à prisme et lentilles de 

 quartz - ; il est installé de façon à donner le maximum de 

 dispersion dans la région du violet et du commencement de 

 l'ultra violet; elle comporte une distance sur la plaque photo- 

 graphique de 60 mm. pour les radiations comprises entre 

 2748A et 4:S10x\. Comme spectre de comparaison, nous avons 

 choisi pour l'ultra violet l'étincelle oscillante éclatant entre 

 électrodes en alliage d'Eder^ Les électrodes occupaient exacte- 

 ment la place de la substance ; au moyen de volets rabattus 

 sur la fente, on couvrait celle-ci sur une distance un peu plus 

 petite que la moitié de sa hauteur. Ces volets s'appliquaient 

 sur la partie supérieure de la fente lorsque Ton photographiait 

 le spectre de réflexion ; ils se rabattaient sur la partie inférieure 

 pour le spectre de comparaison. Ainsi au milieu de la plaque 

 les images du spectre de réflexion et du spectre de comparai- 

 son chevauchaient l'une sur l'autre. 



' L. Grèbe. Zeits. f. wiss. Phot. 1905, 3,377. Mies, id. 1909, 7,357. 

 Finger, id. 1909, 7,329. L. Ciechomski. Inaiig. Dissert, Freiburg, Schweiz, 

 1910. 



- Pour la description, l'installation et l'emploi de ce spectrographe 

 voir; P. Joye, Influence de l'intensité maximum du courant sur le 

 spectre de la décharge oscillante, 1909, p. 6-28, Fribourg. Mémoires 

 de la Société Fribourgeoise des sciences naturelles. 



■ Pour les détails voir la même publication p. 29-36. 



