266 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



'/g de celle de l'enroulement. C'est dans ce tube d'arij-ent qu'est 

 placé le corps. On réalise ainsi une très bonne uniformité de tem- 

 pérature (0,3° C. sur 5 cm. à 500° C, par exemple). 



2° Le couple thermo-électrique dont la tension est déterminée 

 par un potentiomètre. La soudure est placée à l'intérieur du corps 

 à une profondeur telle que le couple indique autant que possible 

 la température moyenne du corps dans le cas où l'état de rég-ime 

 se serait pas encore tout à fait atteint. 



3* Le calorimètre. Le récipient calorimétrique proprement dit 

 est muni d'un couvei'cle qui est en contact avec l'eau intérieure sur 

 toute sa surface. Ainsi nous nous mettons à l'abri de l'évaporation 

 sans avoir de masses à température indéterminée. Ce récipient est 

 isolé par une couche d'air puis protégé thermiquement par une 

 Sfrande masse d'eau qui l'entoure de tous côtés y compris le 

 haut. Une petite cheminée seulement est ménag-ée pour laisser 

 tomber le corps dans le calorimètre. Cette ouverture, ainsi que celle 

 pratiquée dans le couvercle du calorimètre s'ouvrent automatique- 

 ment au moment où le corps va tomber et se referment tout de 

 suite après. La dernière doit se refermer assez vite pour empêcher 

 toute projection d'eau hors du calorimètre. 



Le contenu du calorimètre et l'eau de protection extérieure sont 

 agités au moyen d'un moteur électrique et des hélices. 



4° Le thermomètre à résistance permet de déterminera 0.000 TC. 

 près la température du calorimètre, ce qui est suffisant, puisque 

 l'élévation totale de la température du calorimètre est de 1 à 3° C. 



Ce theiMiiomètre et le pont pour la mesure de sa résistance ont 

 été construits par Heraeus et par les « Land und Seekabelwerke » 

 sur les indications de l'auteur pour le compte du Laboratoire fédé- 

 ral d'Essais de Combustibles. >L le professeur Constam, directeur 

 de ce laboratoire, a bien voulu les mettre à la disposition de M. le 

 prof. Pierre Weiss. Ce thermomètre se prête tout particulièrement 

 à la calorimétrie par sa grande sensibilité et par le fait qu'il suit 

 instantanément la température du liquide. Grâce à l'emploi d'un 

 galvanomètre à corde, il est facile de faire quatre déterminations 

 de température à la minute. 



M. Alfred Carrard, qui fait actuellement des recherches sur la 

 chaleur spécifique des métaux ferromag-nétiques, s'est chargé de 

 la mise au point de toute l'installation. Il y a si bien réussi que 

 dès maintenant l'écart moyen d'une série de déterminations de 

 leur moyenne n'est que de 0,2 à 0,3 pour mille. 



D' H. ZiCKENDRAMT (Mulhousc-Bàle). — Réceptions radiotélé- 

 graphiqnes avec différents aériens. 



Ces recherches ont été effectuées à la station railiotélégraphique 

 de l'Ecole de Chimie de la ville de Mulhouse. Elles durent être 



