504 LA MAGNÉTOCHIMIE DES COMPOSÉS DU FER 



température produits dans la portion du liquide soumise à l'ac- 

 tion du champ et dans la couche supérieure du récipient D ; 

 il est d'ailleurs indispensable pour mettre en profit tous les 

 avantages de la méthode, que les deux températures soient sen- 

 siblement égales, car on reconnaît immédiatement que si ot est 

 la différence des deux températures et a le coefficient de dilata- 

 tion du liquide 



l XR' = (1 - ^ôt)hg . 



Nous avons déjà indiqué comment nous faisons pour mainte- 

 nir la température du récipient constante. 



Pour obtenir le même effet dans la portion du tube située dans 

 le champ magnétique, nous avons employé le thermostat re- 

 présenté dans la figure 2. Deux boîtes en cuivre TT, dans les- 

 quelles, sur l'une de ses faces, on a pratiqué deux concavités 

 derai-cylindriques formant une croix, entourent le tube et lais- 

 sent voir le ménisque du liquide. Dans la figure on a repré- 

 senté l'une de ces boîtes complètement et de l'autre seulement 

 une partie, afin de ne pas trop compliquer le dessin. Chacune 

 (le ces boîtes porte un tube d'entrée à la partie inférieure et un 

 autre de sortie à la partie supérieure. L'eau qui y circule, régu- 

 larisée par la pince M, provient de la canalisation de la ville et 

 passe avant par un long serpentin en cuivre immergé dans un 

 thermostate, le même d'oii provient celle qui va au vase B. 



Sur les faces extérieures de ces boîtes sont appuyées les 

 piècespolaires de l'électro-aimant. Cette circonstance est avanta- 

 geuse, parce que la dilatation des noyaux par l'augmentation 

 de température des bobines peut introduire une erreur sensible, 

 à cause de la variation de l'intensité du champ. Or, si on a la 

 précaution de faire reculer les écroux qui meuvent les noyaux 

 de l'électro-aimant Weiss tout ce qui permet leur temps perdu, 

 après avoir comprimé les boîtes avec les pièces polaires, la ré- 

 sistance de celles-ci suffit pour obtenir que la dilatation ait lieu 

 vers l'extérieur et non vers le champ. Ceci est d'autant plus 

 précieux dans notre cas, que ne pouvant pas disposer d'élec- 

 tro-aimant avec enroulement des tubes, nous avons utilisé un 

 électro-aimant ordinaire de Weiss. 



La mesure de la température du liquide dans le tube se fai- 



