DES AIMANTS AMORTIS. 91 



Il est à peine nécessaire de faire ressortir en terminant 

 les avantages de l'emploi des aimants amortis et en par- 

 ticulier du procédé qui vient d'être exposé. Au lieu des indi- 

 cations variables à chaque instant et souvent incertaines 

 d'un galvanomètre à aiguille oscillante, on a, avec l'emploi 

 du procédé recommandé par M. Du Bois-Reymond, les 

 mouvements lents et réguliers de l'aimant amorti. En réa- 

 lisant dans l'appareil la condition n = î, c'est-à-dire, en 

 diminuant la force directrice juste assez pour que le mou- 

 vement devienne apériodique mais pas au delà, on a en- 

 core l'avantage de diminuer autant que possible le temps 

 nécessaire à l'aimant pour arriver à être au repos dans sa 

 nouvelle position d'équilibre. L'emploi d'un aimant à 

 mouvement apériodique est tout particulièrement avanta- 

 geux pour la mesure des forces électromotrices au moyen 

 delà méthode de M. Poggendorff, modifiée par M. Du Bois- 

 Reymond, et pour la mesure des résistances par le pont de 

 Wheatstone ; il est bon aussi pour des expériences démons- 

 tratives devant une nombreuse assemblée. 



Dans un nouveau mémoire sur ce sujet iVl. Du Bois- 

 Reymond donne la discussion générale de l'équation diffé- 

 rentielle: ce travail n'ayant pas révélé de fait nouveau et 

 ne présentant qu'un intérêt purement mathématique, nous 

 nous bornons à y renvoyer le lecteur. 



Avant d'abandonner ce sujet, nous citerons quelques 

 lignes d'une lettre de M. Du Bois-Reymond à la Rédac- 

 tion des Archives. « Un point assez important à noter, dit 

 cette lettre, c'est qu'on peut observer le mouvement apé- 

 riodique sans lunette, à l'œil nu et changer ainsi un phé- 

 nomène, pour ainsi dire, microscopique en un phéno- 

 mène très-palpable ou macroscopique. Il n'y a pour cela 



