52 SPECTRE NORMAL DU SOLEIL, 



loin qne M. Mascarl, parce que j'ai tenu à conserver les 

 appareils ordinaires des laboratoires, dont les objectifs en 

 crown et flint-giass absorbent les radiations très-réfran- 

 gibles, mais qui sont, ainsi qu'on va le voir, d'un manie- 

 ment plus facile que les appareils en quartz. Toutefois, 

 j"ai pu constater que dans cette étude du spectre ultra- 

 violet on pouvait, avec ces appareils, aller notablement 

 plus loin qu'on ne le croyait généralement. En effet, l'ab- 

 sorption du(i aux objectifs n'empêche pas de photogra- 

 phier les raies ultra-violettes jusqu'à P et même jusqu'à 

 Q (notations de M. Ed. Becquerel et de M. Mascart) dans 

 un spectre de diffraction : avec un prisme de spath d'Is- 

 lande, on atteint la raie P; avec un prisme de flint ordi- 

 naire, la raie 0. 



L'emploi des objectifs achromatiques des goniomètres 

 ou des spectroscopes présente un avantage considérable 

 sur celui des objectifs de quartz; la variation de foyer des 

 divers rayons est très-petite, et le champ angulaire dans 

 lequel la netteté reste suffisante est relativement très- 

 grande. 



Il en résulte que, dans des recherches courantes sur 

 les radiations chimiques où l'on n'aurait pas besoin d'aller 

 jusqu'à la limite des raies observables, on a tout avantage 

 à employer les objectifs achromatiques ordinaires ; ainsi, 

 avec un bon goniomètre dont les lunettes ont 30 à 40 cen- 

 timètres de distance focale, un prisme de spath d'Islande 

 bien travaillé, il suffit de trois clichés photographiques 

 ayant chacun une étendue angulaire de 40 minutes pour 

 obtenir toute la partie du spectre chimique comprenant 

 les raies h. H, K, L, iM, N, 0. 



La finesse des détails dépend entièrement de la per- 

 fection du prisme; avec un bon prisme elle atteint un 



