PARTIE ULTRA-VIOLETTE. 00 



mais très- lentement au début; grâce à leur visibilité, on 

 peut donc les suivre optiquement jusqu'à la raie H et 

 prévoir par extrapolalion graphique les tirages qu'il fau- 

 dra donner à la lunette pour amener dans le plan du 

 réticule le foyer d'une radiation plus réfrangible, corres- 

 pondant à une déviation donnée. Comme la plaque sen- 

 sible n'est pas placée dans le plan du réticule, mais en 

 arrière, de toute l'épaisseur du porte-plaque, on diminue 

 le tirage, c'est-à-dire les ordonnées de la courbe de cette 

 quantité, et la courbe empirique peut servir à la mise au 

 point photographique. 



Pour faire cette correction d'une manière simple et 

 rigoureuse, on enlève l'oculaire et on le remplace par le 

 porte-plaque muni d'une glace sur la surface de laquelle 

 sont tracés quelques traits au diamant, sur la face même 

 où devrait être la couche sensible. A l'aide d'une loupe 

 très-forte, on vise par transparence un groupe de raies 

 très-fines, par exemple le groupe G, et l'on règle le 

 tirage de manière à amener les traits exactement dans le 

 plan focal de ces rayons. On recommence la même opé- 

 ration en rétablissant l'oculaire et en visant sur le fil du 

 réticule : la différence des deux lectures du tirage dans 

 ces deux cas donne exactement l'épaisseur optique du 

 porte-plaque, c'est-à-dire la correction à faire subir aux 

 ordonnées de la courbe empirique. On vérifie photogra- 

 phiquement cette opération en remplaçant la plaque striée 

 par une glace collodionnée et l'on rectifie, s'il y a lieu, en 

 faisant des essais à */,^ de millimètre en avant ou en ar- 

 rière du tirage calculé. 



La courbe une fois construite pour la partie visible du 

 spectre chimique permet d'obtenir sans tâtonnements les 

 clichés de cette partie du spectre. Pour les rayons invi- 



