PARTIE ULTRA- VIOLETTE. 57 



sible. Le cliché présente alors la série des raies et de cha- 

 que côté deux lignes noires, images directes de la fente, 

 qui sont les deux repères; il est facile de voir que la raie 

 idéale qui se trouverait au milieu exact des deux repères 

 correspondrait rigoureusement à la déviation mesurée par 

 -À o-4-2Q^ + Ao — 20' , _A_A 

 2 /' °' 



La distance des deux repères donne en même temps l'é- 

 chelle de proportion du cliché, ou valeur linéaire cor- 

 respondant à l'intervalle angulaire de 40 minutes. 



Cette méthode s'applique parfaitement aux épreuves 

 des spectres obtenus avec des réseaux ou avec des pris- 

 mes, mais à la condition que ces pièces soient bien con- 

 struites; si les réseaux offrent des erreurs systématiques 

 dans leurs traits, si les faces du prisme ne sont pas opti- 

 quement planes, le foyer des rayons diffractés ou réfrac- 

 tés ne se forme plus dans le même plan que celui des 

 rayons directs, et alors les repères n'ont plus la finesse 

 qui fait leur précision : toutefois, un dépointement dans 

 le foyer de 2 à 3 millimètres fournit encore des résultats 

 satisfaisants. Si la différence de foyer dépasse cette limite, 

 il faut employer la méthode suivante, plus précise encore, 

 mais d'un usage un peu moins commode. 



2^ On utilise les images déviées à droite et celles dé- 

 viées à gauche ; on fait sur chaque cliché une double 

 épreuve : à cet effet, on couvre la moitié supérieure de 

 la fente et l'on fait une épreuve en photographiant les 

 rayons déviés d'un côté en plaçant la lunette à l'azi- 

 mut A,; on répète la même opération en plaçant la lu- 

 nette à l'azimut A_, symétrique par rapport au rayon 

 central, de manière à photographier les mêmes rayons, 

 mais déviés de l'autre côté, et en découvrant l'autre moi- 



