LES SEICHES DU LAC LÉMAN. 287 



et toute dénivellation de l'une des deux nappes détermine 

 un courant qui corrigera celte différence de niveau. Il en 

 résulte que le niveau du bassin tend sans cesse à suivre 

 dans ses dénivellations le niveau du lac et qu'il s'établit 

 dans le bassin des variations de niveau dans le même 

 sens que celles du lac; il en résulte, d'autre part, que la 

 direction des courants, indiquée par le flotteur, nous 

 montre laquelle des deux nappes d'eau est la plus élevée. 



Mais le calibre du siphon étant fort petit par rapport 

 à la surface du bassin, la lumière du tube étant du reste 

 obstruée en grande partie par la sphère du flotteur, il ne 

 peut entrer qu'une petite quantité d'eau dans le bassin 

 quand il en faudrait beaucoup pour rétablir-l'état d'équi- 

 libre. Il en résulte que le niveau de l'eau dans le bassin 

 est relativement fixe; c'est un niveau constant par rapport 

 au niveau variable du lac. 



D'après cela, quand je vois le flotteur chassé contre 

 l'arrêt B, du côté du bassin, je constate qu'il y a entrée 

 de l'eau dans le bassin, que la seiche est haute. Quand le 

 flotteur est du côté du lac, vers l'arrêt L, il y a seiche 

 basse. 



La sensibilité de l'appareil peut être augmentée à 

 volonté. Comme c'est par le déplacement d'un flotteur, 

 sous l'influence des courants, que se fait l'observation, 

 plus ces courants seront énergiques, plus l'observation 

 sera facilitée. Or, nous augmenterons à volonté l'intensité 

 des courants en agrandissant la surface du bassin ou en 

 diminuant le cahbre du siphon. J'ai indiqué les dimen- 

 sions de l'appareil qui a fonctionné très-suffisamment pour 

 mes observations dans tous les lacs suisses où je l'ai mis 

 en activité. 



Je puis calculer la sensibilité de l'appareil de la ma- 



