288 LES SEICHES DU LAC LÉMAN. 



nière suivante. Étant donnée la lumière du siphon de 

 7"'"' de diamètre, la surface de section du tube est d& 

 38,5 millimètres carrés. Un déplacement du ilotteur de 

 1 centimètre correspond donc à l'entrée ou à la sortie 

 de 385 millimètres cubes d'eau. Si cette quantité est ré- 

 partie à la surface de mon bassin de 925 centimètres 

 carrés, elle représente une épaisseur d'eau de 0,004 mil- 

 limètres. Or, un déplacement du Ilotteur de 1 centimètre 

 à droite ou à gauche, est bien facile à constater. La sen- 

 sibilité de mon plémyramètre pourrait donc être estimée 

 donner une dénivellation de 4 millièmes de millimètres, 

 si nous ne devions pas faire entrer en ligne de compte 

 les frottements contre les parois du siphon et l'inertie de 

 l'eau. 



Quoi qu'il en soit^ l'appareil pourra être porté au degré 

 de sensibilité que l'on voudra et nous pourrons mesurer 

 les seiches les plus faibles et les moins amples avec un 

 plémyramètre bien institué. 



Mais, dira-l-on, si votre appareil est aussi sensible, son 

 jeu sera nécessairement troublé par les vagues du vent; 

 chaque vague qui élèvera le niveau de l'eau de quelques 

 centimètres, do quelques millimètres même, se traduira 

 par un mouvement énorme du flotteur et masquera le 

 mouvement plus lent et plus doux des seiches. 



Cet inconvénient n'a pas lieu d'une manière gênante 

 pour l'observation, et la raison en est la suivante : 



L'inertie de l'eau ralentit tellement le mouvement dans 

 les tubes relativement minces du siphon, que l'effet de dé- 

 placement du flotteur causé par les dénivellations de l'eau 

 en est très-notablement retardé; il en résulte que l'effet 

 des vagues rapides du vent est presque complètement 

 annulé, et ne commence à se faire sentir que lorsque les 



