DE d'ARSONVAL et DE DU BOlS-REYMOND. 343 



tais, parce que, surtout pour les électrodes de D'Arsonval, 

 réleclromètre de Lippmann n'avait pas une sensibilité 

 suffisante, et les mesures restaient incertaines. 



J'ai alors essayé une autre méthode. Je forme un 

 circuit comprenant une pile P (fîg. 2), une caisse de ré- 



Fig. 2. 



sistance R et une paire d'électrodes E. Au moyen d'un 

 électromètre de Lippmann je mesure, dans les différents 

 instants, les différences de potentiel existant entre les 

 deux électrodes. Ce dispositif ne me donna pas non plus 

 de bons résultats, parce qu'elle n'est pas d'une sensibi- 

 lité suffisante. 



Après d'autres essais qu'il est inutile de rapporter ici, 

 je me suis définitivement arrêté à un dernier dispositif. 

 Celui-ci en même temps qu'il constitue une méthode très 

 sensible, permet de suivre graduellement les variations 

 des électrodes. Par ce dispositif on ne mesure pas la 

 force électrnmotrice de polarisation, mais on obtient 

 l'augmentation apparente de résistance des électrodes 

 pendant tout le temps que leur polarisation augmente. 



Je me suis servi dans ce but d'un pont de Wheatstone 

 ordiFiaire MNOL (^fig. 3). Les sommets NL de la diago- 



