DE d'aRSONVAL et DE DU BOIS-REYMOND. 315 



(de D' Arsonval ou de Du Bois-Reymond), qui plongent 

 l'une à côté de l'autre dans un verre plein du liquide 

 contenu dans les électrodes. 



Avec toute la rapidité possible on fait la détermination 

 de la résistance des électrodes (qu'on connaît déjà d'une 

 façon approximative par des essais préliminaires); puis on 

 abaisse d'une manière permanente les touches T et U, et 

 pendant que les électrodes se polarisent, on change au 

 fur et à mesure la résistance dans le côté OL du pont, de 

 façon que le galvanomètre reste toujours à zéro. Au moyen 

 d'un chronographe on marque le temps qui correspond à 

 chaque observation. 



On note ainsi de quelle manière change, avec le temps, 

 la résistance des électrodes; ce qui équivaut à étudier la 

 marche de leur polarisation. Observons en effet la figure 

 4, dans laquelle le dispositif de la fig. 3 est indiqué d'une 

 manière plus schématique et avec les mêmes lettres. 



Fig. 4. 



