422 INTKRRUPTEUR ÉI.ECTHOLYTIQUK 



Lorsque le courant atteint une intensité suffisante, la 

 petite électrode produit un bruit particulier, assez 

 intense, indiquant que le dégagement gazeux d'oxy- 

 gène est intermittent. C'est à ce moment que le volta- 

 mètre devient l'interrupteur de Wehnelt. Le régime 

 vibratoire s'établit pour une valeur de l'intensité du 

 courant variable avec les dimensions de l'anode. 



C'est donc la valeur de la densité du courant au pas- 

 sage de l'électrode à l'électiolyte qui est le facteur qui 

 fixe le début de la période vibratoire. En augmentant 

 l'intensité du courant les vibrations deviennent plus 

 nombreuses et le fil métallique s'entoure d'une auréole 

 lumineuse de couleur rose, semblable à celle que pré- 

 sente la partie capillaire d'un tube de Geissler à hydro- 

 gène. Le fil lui-même ne devient pas lumineux et, dans 

 les expériences que nous avons faites, nous n'avons 

 jamais vu le fil devenir rouge ' . il s'entoure seulement 

 d'une gaine lumineuse mais la température ne s'élève 

 pas assez pour le faire rougir. On en a une autre preuve 

 dans le fait qu'un fil de plomb employé comme anode 

 fonctionne aussi bien que le platine et ne présente pas 

 trace de fusion, il se couvre seulement de peroxyde de 

 plomb et dégage de l'oxygène. 



En employant des électrodes de cuivre, de charbon, 

 de mercure, de fer et même de métal de Wood (fondant 

 à 80°) l'interrupteur fonctionne; avec ce dernier métal 

 cependant cela ne dure qu'un instant, l'échaufl^ement, 

 vu la petite section du métal, atteint bientôt les 80° 

 nécessaires à la fusion ; avec le mercure formant 



' Dans une expérience, avec un courant de machine à 110 volts, 

 le til a rougi, mais alors l'interrupteur a cessé de fonctionner. 



