DU DOCTKUR WEHNELT. 427 



une densité de 0,25 amp. par millimètre carré (soit 

 25 ampères par centimètre carré produisant sur cette 

 surface 1,450 ce. d'oxygène par seconde). — Avec la 

 même solution l'électrode de 1 2 m. de longueur ne 

 marche pas comme interrupteur lorsque la densité du 

 courant est 0,23 amp., elle lonctionne bien avec une 

 densité de 0,28 amp.; l'électrode de 15 mm. ne 

 marche pas avec 0,21 amp., elle fonctionne bien avec 

 0,25 amp. 



En portant la densité de la solution acide à 1,060 

 on obtient des étincelles de 176 mm. avec une densité 

 de courant de 0,31 amp. sur l'électrode de 7 mm., et 

 de 0,28 sur l'électrode de 12 mm. La densité de la 

 solution s'élevant à 1 ,1 00, la marche est très régulière 

 et les étincelles très abondantes avec une intensité de 

 0,33 amp. et une électrode de 7 mm. 



La marche est très satisfaisante pour la même solu- 

 tion 1 ,1 00 avec l'électrode de 15 mm. pour une densité 

 de courant de 0,29 amp., les étincelles sont très nom- 

 breuses et on n'ose pousser la bobine plus loin de 

 crainte d'accident, le courant primaire étant de 1 2 

 ampères pendant la marche de l'interrupteur. 



Dans ces conditions de fonctionnement de la bobine 

 on obtient une grande quantité de rayons X avec un 

 tube de Rôntgen, la petite électrode étant positive le 

 tube se comporte comme un tube dur définissant avec 

 une très grande netteté les différentes densités osseuses ; 

 le tube est excellent pour la radioscopie, vu la fixité de 

 la lumière, et pour la radiographie. En renversant le 

 sens du courant dans l'interrupteur et conservant la 

 cathode sur le miroir concave dans le tube, il donne 

 également des rayons X en moins grande abondance il 



