428 INTERRUPTEUR ÉLECTROLYTIQUE 



est vrai, mais ce qui frappe c'est que le tube a perdu 

 sa puissance de détinition, il appartient à la catégorie 

 des tubes mous dont les rayons ont peu de pénétration. 



Toutes les expériences précédentes ont été faites au 

 moyen du courant fourni par une batterie de 1 6 accu- 

 mulateurs ; la force électromotrice aux bornes de l'in- 

 terrupteur était de 32 à 35 volts, on peut la diminuer 

 encore à la condition de diminuer également la surface 

 du fil constituant l'électrode positive, nous avons pu 

 avec un fil de 0,5 mm. de diamètre et de 3 mm. de 

 longueur actionner la bobine avec 8 accumulateurs 

 seulement, c'est-à-dire une force électromotrice de 16 

 à 17 volts, mais l'intensité du courant étant très faible, 

 le débit du tube de Rôntgen l'était également ; il y au- 

 rait probablement avantage dans ce cas à employer 

 plusieurs interrupteurs placés en dérivation sur le cou- 

 rant pour que le débit soit suffisant et que chacun 

 d'eux ait la densité minimum de 0,25 amp. par millim. 

 carré. 



Le dispositif de l'interrupteur W^hnelt, qui après 

 divers essais, nous a paru être le plus pratique, le plus 

 robuste et le plus rapidement installé, est le suivant: 



Un flacon de Woulff à deux tubulures et d'une capa- 

 cité de 2 litres environ est rempli aux deux tiers d'eau 

 acidulée de densité 1,06 à 1,12; un tube de plomb 

 de 10 mm. environ de diamètre pénètre dans le flacon 

 jusqu'au fond, il est relié au conducteur négatif. Un 

 tube de verre coudé à angle droit est fixé par un bou- 

 chon dans l'autre tubulure de façon que la branche 

 horizontale soit à peu prés au milieu du flacon ; dans 

 cette branche terminée en pointe est soudé un bout de 

 fil de platine de 12 à 15 mm. de longueur extérieure 

 au tube et pénétrant à peu prés autant dans le tube. 



