DU DOCTKUH WKHNKLT. 429 



Du mercure versé par la branche verticale permet 

 d'établir la communication entre le fil de platine et un 

 fil de cuivre amenant le courant, on peut dans ce tube 

 intercaler sur le fil un bout de fil de plomb servant de 

 coupe-circuit. L'eau acidulée est recouverte d'une 

 couche de 1 à 2 cm. d'huile de paraffine qui empêche 

 le dégagement à l'extérieur des vapeurs d'eau acidulée ; 

 avec cette disposition on peut par une simple rotation 

 du tube de verre approcher ou éloigner l'anode de 

 platine du tube de plomb ce qui fait varier la résistance 

 de l'électrolyte traversée et par conséquent l'intensité 

 du courant, en même temps, la fréquence des inter- 

 ruptions varie. L'immersion plus ou moins profonde du 

 tube de plomb permet encore de produire une varia- 

 tion plus étendue de la résistance de l'appareil et de 

 l'intensité du courant excitateur. Il est bon de préparer 

 deux ou trois électrodes de platine, ce métal se désa- 

 grégeant assez rapidement à la surface par un phéno- 

 mène d'arrachement semblable à celui que manifestent 

 les électrodes des tubes de Geissler ou de Crookes 

 dans les gaz raréfiés. L'interrupteur de Wehnelt em- 

 ployé avec le transformateur de M. Klingelfuss' nous 

 paraît être appelé à donner pour la radiographie, ra- 

 dioscopie, expériences de Tesla et de Hertz les résul- 

 tats les plus satisfaisants qu'on puisse avoir pour le 

 moment. La résistance à l'usure des tubes producteurs 

 des rayons X devra seulement être de beaucoup aug- 

 mentée, car ils sont actuellement promptement mis hors 

 d'usage. 



Laboratoire de physique, Lausanne, avril 1899. 

 ' Archives des se. phys. et nat. , t. VI. octobre 1898. 



