ET l'hystérèse alternative. 15 



en particulier l'électro-aimant a dû être placé au-dessus 

 de riiystérésimétre proprement dit ; il a été suspendu 

 à des fers cornières par l'intermédiaire de paliers et 

 d'un axe à billes ; les cornières étaient encastrées 

 dans la muraille à leurs deux extrémités. Ce dispositif 

 n'a présenté que des avantages : sécurité et douceur de 

 rotation aux vitesses les plus diverses, grande facilité 

 de démarrage parce que frottements très faibles, enfin 

 il n'a pas eu besoin d'un seul nouveau réglage pendant 

 toute la durée des observations. 



Le mouvement rotatoire était communiqué à l'aimant 

 au moyen d'une corde par un moteur asynchrone 

 monophasé. Redemandant aucune résistance de réglage 

 et sa vitesse ne dépendant à charge constante que de 

 la fréquence du réseau urbain bien suffisamment 

 invariable ainsi que je l'ai vérifié, ce moteur a été 

 fort pratique ; il a seulement été nécessaire de lui 

 adjoindre un dispositif permettant la rotation dans 

 les deux sens par permutation des deux phases de 

 démarrage. Un jeu de poulies à gorge donnaient à 

 volonté par leur combinaison six vitesses différentes 

 échelonnées entre 90 et 600 tours par minute. 



3. L'hjjstérésimèlre proprement dit 



C'est de beaucoup la pièce la plus délicate de toute 

 l'installation (fig. 1 et 2). Il s'agit dans le principe 

 d'une tige rigide, mobile autour d'un axe coïncidant 

 autant que possible avec l'axe de rotation de l'aimant 

 et sur laquelle seront fixés les disques à étudier. L'axe 

 en question est déterminé dans l'espace par deux 

 pointes d'acier solidaires d'un bâti fixe sur lesquelles 

 tournent les deux pivots de saphir de l'équipage 



