ET l'hystérèse alternative. 17 



moins vis-à-vis des plus faibles à observer et ceci, 

 même en composant le cadre en B de deux fractions 

 isolées électriquement. 



J'ai préféré un support en bois de teck, un peu 

 lourd il est vrai, mais très réfractaire. La partie C, la 

 plus exposée au rayonnement du four, ne souffrait de 

 façon appréciable qu'au bout de deux ou trois mois 

 d'usage dans les cas les plus défavorables. Il fallait 

 toutefois, lors de la construction des supports, avoir 

 soin de les tailler parallèlement aux fibres du bois 

 dans le but de prévenir autant que possible une 

 déformation ultérieure lente, laquelle s'est d'ailleurs 

 produite dans un des équipiiges qui a dû être rejeté 

 après un très court usage. 



La partie supérieure CD, le porte-substance propre- 

 ment dit était une tige de porcelaine surmontée d'un 

 bloc de faïence ou de stéarite taillé convenablement. 

 Les pièces devant supporter des températures élevées 

 étaient réunies par une pâte de kaolin et de silicate 

 soluble. 



Au support sont encore fixés : un petit miroir 

 concave E pour la lecture des déviations sur une 

 échelle placée à deux mètres; l'amortisseur d'alumi- 

 nium FF dont les ailettes trempent dans un bain de 

 pétrole. Il est de toute importance que l'équipage 

 oscille le moins possible puisqu'il s'agit d'observer 

 une déviation constante, il faut donc que sa période 

 d'oscillation propre soit beaucoup plus grande que la 

 période de rotation du champ si l'on veut éviter la 

 résonnance . c'est l'origine de la grandeur des branches 

 de l'amortisseur (15 cm. à partir de l'axe) car le 



Archives, t. XXVIII. — Juillet 1909. 2 



