20 l'hystérèse tournante 



puis, le four totalement achevé et chauffé par courant 

 électrique, il suffit d'introduire brusquement quelques 

 gouttes d'eau dans l'intérieur pour briser le tube de 

 verre qu'on retire ensuite par fragments. La tempéra- 

 ture du four préalablement étudiée est vers 700° 

 constante à 0,5° sur 1 5 mm. à partirdu fond. 



5. Mesure des températures 



Dans le voisinage immédiat du disque en observa- 

 lion est maintenue la soudure d'un couple platir.e- 

 platine rhodié isolé par des tubes de quartz ou de 

 verre dur. L'étalonnement a été fait par points fixes'. 



Pendant une partie des expériences j'ai observé 

 directement les déviations d'un galvanomètre à faible 

 résistance fermé sur le couple ; comme une résistance 

 de manganine notable se trouvait dans ce circuit, les 

 variations de résistance, suite des variations de la tem- 

 pérature extérieure avaient peu d'influence et je les 

 ai éliminées en outre totalement en shuntant le gal- 

 vanomètre par un circuit de fer convenablement 

 choisi '. 



Plus tard, j'ai eu à ma disposition un potentiomètre 

 Franke et ai alors mesuré les températures en compa- 



1 Les points fixes adoptés étaient : 

 Ebullition de l'eau 

 Fusion de l'étain 232° 



Ebullition du benzophénone 306° 

 Ebullition du soufre 444,6 



Fusion de l'antimoine 630° 



Les points d'ébuUition indiqués ici correspondent à 760 mm. de 

 pression; on y a apporté les corrections nécessaires au moyen des 

 formules usuelles. 



- Un petit calcul montre facilement que cette élimination peut 

 se faire rigoureusement. 



