ET l'hystérèse alternative. 21 



rant les forces électrornotrices produites à celles d'un 

 élément étalon au cadmium. 



6 . Courants d'air 



La rotation de l'aimant met en ijranle un tourbillon 

 d'air intense dont tout l'appareil de mesure doit être 

 complètement isolé sous peine de rendre toute obser- 

 vation impossible. A cet effet, il est placé dans la caisse 

 qu'on voit sur la figure I en gros traits ; le grand 

 cylindre dans lequel est pratiquée une fenêtre à la 

 hauteur du miroir et une partie du couvercle sont en 

 carton, le reste au voisinage du four est en laiton. 

 Toute cette enveloppe peut être facilement démontée 

 ou remontée en une minute. 



Toutes les fois que la grandeur de l'entrefer Ta 

 autorisé, j'ai ajouté un tube de verre, fermé à sa partie 

 supérieure, pour protéger le four lui-même contre les 

 courants d'air et par là rendre la constance de la tem- 

 pérature plus facile à entretenir, particulièrement au 

 moment du changement du sens de rotation de l'ai- 

 mant. 



7. Disposition générale 



L'échelle d'observation des déviations se trouve 

 ainsi que je l'ai déjà dit à deux mètres de l'axe de 

 l'hystérésimètre; on a réuni au même lieu les ampère- 

 mètres et résistances de réglage des circuits d'aiman- 

 tation et de chauffage ainsi que le potentiomètre et son 

 installation galvanométrique, enfin les leviers de com- 

 mande du moteur; de la sorte l'appareil étant en 

 place, un seul observateur peut surveiller, l'ensemble 

 et faire les lectures. 



