22 l'hystérèse tournante 



On aura déjà remarqué que l'aimant et l'hystérési- 

 mètre sont totalement indépendants l'un de l'autre 

 quant à leurs points d'appui d'où une complète sécurité 

 par rapport aux trépidations. 



8 . Meswe du champ 



Pour la détermination de l'aimantation, la connais- 

 sance exacte du champ en valeur absolue est indispen- 

 sable. Cette mesure a été effectuée au moyen de la 

 balance électromagnétique de Cotton. Je voudrais 

 remarquer à ce propos que la certitude de pouvoir 

 revenir au même champ pour la même intensité du 

 courant magnétisant s'étend, à condition qu'on s'en- 

 toure de précautions très attentives dans la désaiman- 

 tation, à des champs beaucoup plus faibles qu'on ne 

 le croit communément; pour les champs intenses, le 

 fait est bien connu. Le circuit magnétique était entiè- 

 rement formé de fer de Suéde très doux ; en me servant 

 de courant alternatif à 50 périodes dont je diminuais 

 graduellement l'intensité jusqu'à une très petite frac- 

 tion d'ampère, j'ai pu obtenir des champs de l'ordre 

 de dix gauss avec une précision de 1 \/^ (extrême 

 limite de la précision de hmesure du champ pour ces 

 valeurs très faibles). Et à ces valeurs correspondent 

 encore dans l'intérieur des disques des champs notoi- 

 rement plus faibles ensuite des phénomènes démagné- 

 tisants. 



Ceci montre assez que l'étude de tout le domaine 

 compris entre les champs faibles, et la saturation peut 

 être effectuée sans changement avec le même appareil; 

 les courbes, figure 10, en font du reste foi a poste- 

 riori. 



