ET l'hystérèse alternative. 23 



9. Ressorts et leurs constantes 



Je me suis servi exclusivement de ressorts d'acier 

 (anciens ressorts de montre); pour des constantes 

 (couple par unité d'angle de torsion) de 2500 C. G. S. 

 et au-dessus, on trouve facilement d'excellents ressorts ; 

 pour un d'eux par contre (ressort a) dont la constante 

 devait être de l'ordre de 1000, j'ai dû passablement 

 tâtonner pour trouver un exemplaire pouvant rester 

 quelques minutes tendu sans accuser ensuite de défor- 

 mations permanentes. Quelques essais peu satisfaisants 

 avec divers métaux ou alliages m'ont finalement amené 

 à en établir un en acier mince et avec un grand 

 nombre de spires, il est resté satisfaisant pendant 

 toute la durée du travail. 



L'étalonnement en unités absolues de ces ressorts a 

 été effectué par la méthode dynamique en notant les 

 périodes d'oscillation de l'équipage mobile seul, puis 

 avec un supplément connu de moment d'inertie repré- 

 senté par deux cavaliers de masse et éléments géomé- 

 triques déterminés avec précision, qu'on plaçait sur les 

 ailettes de l'amortisseur ; la distance de chacun d'eux 

 à l'axe a été repérée au cathétométre. Les durées d'os- 

 cillation ont élé observées pour des amplitudes du 

 même ordre que celles des observations proprement 

 dites et l'appareil étant en place. 



10. Marche des expériences , causes d'erreur 



Les observations ont toujours été conduites de la 

 façon la plus symétrique possible. L'intensité du cou- 

 rant magnétisant étant réglée à la valeur désirée, celui- 

 ci est commuté un certain nombre de fois pour arriver 



