24 L HYSTERESE TOURNANTE 



au champ correspondant de façon non équivoque ; puis 

 on fait encore une lecture pour chaque direction du 

 courant, on renverse le sens de rotation de l'aimant et 

 on fait encore deux lectures ; la différence des moyen- 

 nes de droite et de gauche fournit la double déviation 

 qui est évidemment indépendante et du zéro de l'ap- 

 pareil et d'un dissymétrie du champ. Après avoir relevé 

 ainsi tous les points à champs croissants par exemple, 

 on a toujours relevé à nouveau quelques-uns d'entre 

 eux choisi au hasard en revenant en arriére avec le 

 champ : la coïncidence avec les valeurs antérieures 

 fournit un contrôle à la fois de la valeur exacte du 

 champ déterminé par l'intensité du courant et de la 

 bonne désaimantation de la substance. 



Mais auparavant, quelques précautions sont néces- 

 saires lors de la mise en action de l'hyslérésimétre, je 

 vais en dire quelques mots. 



Le disque à observer était d'abord collé sur le sup- 

 port en prenant garde qu'il soit centré sur l'axe d'os- 

 cillation, puis tout l'appareil transporté vers l'aimant 

 et mis en place en centrant l'axe des pointes sur l'axe 

 de rotation de l'aimant. Pour le nickel et la magnétite, 

 ce réglage suffît parfaitement avec le degré atteint 

 d'uniformité du champ ; avec le fer, ensuite de sa 

 forte intensité d'aimantation et dans les champs inten- 

 ses, un décentrage même léger se faisait reconnaître à 

 la dissymétrie des torsions par rotation directe ou 

 inverse du champ et il fallait alors régler par tâtonne- 

 ments jusqu'à extinction de cette dissymétrie. 



La position plus ou moins exactement verticale de 

 l'axe déterminé par les deux pointes n'est pas indifié- 

 rente : le centre de gravité de l'équipage mobile n'est 



