28 l'hystérèse tournante 



La correction a été déterminée directement en fai- 

 sant une double observation pour chaque champ et en 

 admettant l'influence des courants proportionnelle à la 

 vitesse. Il va de soi que cette correction n'a pas été 

 observée seulement à température ordinaire puisque, 

 et l'induction B et la résistance électrique des échan- 

 tillons sont fonctions de la température. 



12. Sur la sensibilité et la précision atteintes 



L'appareil était bien suffisamment sensible pour 

 étudier normalement des quantités de matière de 

 0,2 grammes en moyenne. Pour donner une idée de 

 la limite de cette sensibilité, je dirai qu'il était encore 

 possible d'apprécier des couples correspondant à une 

 force de OJ dyne agissant à 1 cm. de Vaxe. 



Les déviations lues ont été en moyenne de 100 à 

 200 mm. ; en admettant l'estimation de 0,1 mm., la 

 précision relative de l'hystérèse serait de I à 2 "/^^ 

 dans les cas favorables. La mesure de la température 

 et sa constance doivent être envisagées comme sûres à 

 \° près. On verra plus loin que les phénomènes super- 

 posés d'irréversibilité n'ont guère permis d'étudier les 

 lois de variation à plus de 1 "/„. Néanmoins la précision 

 élevée de l'hystérésimètre pour des valeurs relatives a 

 été extrêmement précieuse comme moyen de recherches 

 et notamment pour des cas extrêmes. 



Les constantes des ressorts, toutes les erreurs 

 d'étalonnement considérées, ne peuvent être exactes 

 au-delà de 0,5 V»- 1' s'ensuit que les valeurs absolues 

 de l'hystérèse doivent être considérées comme exactes 

 à 1 7o Pf"*^^ • 6lles ont du reste peu d'importance en 

 elles-mêmes et une erreur systématique sur cette 



