DE LA VITESSE DES VARIATIONS DU CHAMP MAGNÉTISANT 119 



une feuille de mica convenablement découpée de façon à former 

 deux demi disques, séparés par une fente de 1 mm. de largeur. 

 Les deux faces de chaque moitié de l'aiguille sont recouvertes 

 de papier d'étain. Le milieu de l'aiguille est renforcé par deux 

 rondelles de mica collées au centre du disque avec de la gomme- 

 laque. L'aiguille est portée par un fil de bronze de 8 cm. de 

 longueur, 0.3 mm. de largeur et 0.01 mm. d'épaisseur. Ce fil 

 sert de conducteur à l'une des moitiés de l'aiguille. L'autre 

 moitié est reliée à un second fil de bronze, beaucoup plus long 

 et beaucoup plus fin, communiquant avec une borne, fixée au 

 socle de l'appareil. 



L'aiguille est suspendue à l'intérieur de l'enceinte cylindrique 

 de 5 mm. de hauteur, formée par les quadrants ; elle se trouve 

 à égale distance des deux bases de cette enceinte. Les deux 

 moitiés des quadrants n'étant séparées que par une fente de 

 1 mm. de largeur, l'aiguille est bien protégée contre l'action 

 des charges électrostatiques qui peuvent se former par influence 

 sur la surface intérieure de la cage métallique de l'instrument. 

 Les oscillations de l'aiguille sont amorties par une palette de 

 mica de grande surface, séparée des quadrants par une paroi 

 métallique qui est en communication avec la cage de l'instru- 

 ment. La cage même, complètement fermée et reliée au sol. 

 protège l'équipage contre les courants d'air et contre les per- 

 turbations électrostatiques extérieures. 



L'équipage porte un miroir. Les lectures se font à l'aide de 

 la méthode Gauss-Poggendortï. La distance de l'échelle au 

 miroir est de 143 cm. 



D'après la théorie de l'électromètre de Curie et Blondlot ^ 

 la déviation de l'aiguille doit être proportionnelle au produit 

 des deux différences de potentiel E et E' établies entre les deux 

 moitiés de l'aiguille et entre les deux quadrants. En désignant 

 par a la déviation de l'équipage, on a la relation 



Ka = EE' 



où K est la constante caractéristique pour l'électromètre. Nous 

 avons vérifié cette relation, en mesurant les deux différences de 



' Jour, dephys., 1899 (2), t. VIII, p. 80. 



