EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 



219 



pèremètre placé sur le primaire. A chaque valeur de l'intensité 

 du courant indiquée par l'ampèremètre, correspondait très ap- 

 proximativement une certaine valeur de la température à la- 

 quelle était porté le manchon sous l'influence du courant. 



Pour ett'ectuer la graduation, nous avons opéré de la manière 

 suivante : A la place du tube intérieur AB de l'appareil, nous 

 avons disposé dans le manchon un thermomètre à mercure. 

 Après que le courant de 1 ampère fut établi, le manchon com- 

 mença de s'échauffer. Trois quarts d'heure après, l'équilibre de 

 température était atteint, et le thermomètre s'arrêtait à une 

 valeur déterminée. On attendit encore un quart d'heure pour 

 s'assurer que l'état d'équilibre était bien atteint, et l'on nota 



ne 



l 



Z, '^ ^ V '^ 



Fig. 3 



soigneusement la température correspondant à 1 ampère d'in- 

 tensité du courant primaire. On ht de même pour les intensités 

 de 2, 3, 4... etc. ampères, jusqu'à la température de 360'. 



Mais cette méthode de graduation à l'aide d'un thermomètre 

 à mercure ne nous a pas permis de dépasser 360°, limite supé- 

 rieure de nos expériences. 



En rapportant les intensités du courant sur l'axe des abscis- 

 ses et les températures sur l'axe des ordonnées, nous avons 

 obtenu la courbe approximative des températures (fig. 3 ). 



