SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE 



259 



mesurait la différence de niveau des ménisques d'une colonne 

 chaude et de la colonne froide qui lui fait équilibre, Callendar met 

 en série plusieurs couples semblables, reliés par des tubes d'acier 

 horizontaux, remplis de mercure. On observe alors entre le pre- 

 mier et le dernier la somme des différences de chaque couple. 



Les colonnes de mercure de Reg-nault avaient 1 m. 50 environ 

 de hauteur. MM. Callendar et Moss emploient 6 couples de 2 m. 

 de hauteur, ce qui donne une sensibilité 8 fois plus g-rande, de 

 sorte qu'une différence de température de 100" produit environ 

 205 millimètres de différence de niveau. 



M. Callendar résout élég-amment une difficulté qui avait embar- 

 rassé Reg-nault. Les colonnes qui se tont équilibre sont reliées par 

 des tubes qui doivent être rig"oureusement horizontaux, condition 

 difficile à réaliser aux températures élevées. M. Callendar démon- 

 tre qu'il suffit de rendre horizontal le tube émergent de la colonne 

 chaude dans la partie où la température varie rapidement. Au 

 sortir de la cuve chaude, les tubes de 1 mm.de diamètre intérieur 

 traversent horizontalement une plaque de bronze dans laquelle ils 

 sont soudés, puis un espace d'air de quelques centimètres, enfin 

 une â'"® plaque munie de moyens de réglage, refroidie par une 

 circulation d'eau. 



Les tubes d'acier qui contiennent le mercure sont placés dans 

 des bains d'huile lourde de pétrole. Chaque bain est constitué par 

 un cadre rectangulaire dans lequel la circulation continue du 

 liquide est entretenue par la rotation d'une hélice. La température 

 est mesurée par la variation de résistance électrique d'un fil de 

 platine disposé le long- des colonnes de mercure. On a fait varier 

 les températures de la colonne chaude entre — 10° et 300°. 



Les résultats de cette étude présentent un écart assez g-rand par 

 rapport aux valeurs trouvées par moi au Bureau international des 

 Poids et Mesures au moyen d'un grand dilatomètre de verre dur, 

 c est-à-dire en mesurant directement la dilatation du mercure 

 diminuée de la dilatation cubique du verre dur. 



Les dilatations trouvées et les différences sont : 



La dilatation du verre dur avait été mesurée entre 0° et 100° 

 sur le tube môme qui constitua ensuite le réservoir thermométri- 



