INTERFERENCES DES RAYONS RONTGEN 



401 



le dispositif schématisé. Par les deux diaphragmes en forme de 

 fente, B, un étroit pinceau de rayons provenant du tube R, est 

 diaphragmé et vient tomber sur une large face d'un cristal K 

 installé sur un goniomètre. Les rayons réfléchis sur cette face 

 rencontrent un détecteur T. Là, par une utilisation appropriée 

 des rayons secondaires et de l'ionisation par chocs, l'action 

 extrêmement faible du rayonnement — il n'y a environ que 

 \ 1500 des rayons incidents qui sont réfléchis — se trouve suffi- 

 samment renforcée pour pouvoir être déterminée quantitative- 

 ment. On accroît encore l'exactitude en employant une méthode 

 de zéro. 



De cette manière, on a mesuré l'intensité du rayon réfléchi 

 ainsi que la variation de l'absorption des rayons réfléchis dans 

 l'aluminium, de l'incidence rasante jusqu'à un angle d'iuci- 



[infàllsiyinkel 



Fit 



dence d'environ 60^ Ou a encore, de la sorte, constaté la pré- 

 sence d'un spectre continu et même, comme il semble, d'inten- 

 sité croissante jusqu'à une chute brusque vers les petites 

 longueurs d'onde. Pour la première fois on a pu mettre égale- 

 ment en évidence le fait depuis longtemps présumé que le 

 coefficient d'absorption des rayons Rôntgen donne une mesure 

 pour leur longueur d'onde : ce coefficient est d'autant plus 

 faible que la longueur d'onde est plus petite. Les figures 5 et 

 6 vous montrent la variation de la réflexion sur une face de sel 

 gemme (100). Sur la première de ces figures, qui provient d'un 

 travail de M. Bragg, vous voyez la variation de la réflexion du 

 spectre continu (strié dans plusieurs de ses parties). A côté, il 



