OBSERVATIONS 8ISMOMÉTRIQUES FAITES EN SUISSE 57 



Or il arrive souvent, avec uos tremblements de terre alpins, 

 qui heureusement, sous le rapport humain, sont faibles, que 

 l'intensité de leurs premières ondes est en-dessous de la sensi- 

 sibilité de nos appareils, leur amplitude n'atteignant pas même 

 un micron. En ce cas, ce n'est que la seconde phase qui est 

 bien marquée; mais, à elle seule, elle ne peut pas servir à 

 grand'chose. 



Ne pouvant pas augmenter la force de nos tremblements de 

 terre, nous sommes donc obligés de nous procurer des instru- 

 ments encore plus sensibles ; un examen plus détaillé de la 

 question preuve, qu'un agrandissement de 1000 à 2000 serait 

 nécessaire. A la suite d'un rapport que nous avons adressé à la 

 commission météorologique fédérale, celle-ci a décidé en prin- 

 cipe qu'une partie des revenus du fonds Brunner serait réservée 

 à ces nouveaux instruments. Il fallait se demander si, pour ce 

 but, les appareils à induction électromagnétique et à enregis- 

 trement optique du prince Galitzine ne seraient pas préférables 

 aux appareils à enregistrement mécanique. Mais, pour nos condi- 

 tions particulières, ces derniers ont paru plus pratiques, bien 

 que plus volumineux. 



Il est vrai que les dimensions d'un appareil mécanique, dont 

 on exige une plus grande sensibilité augmentent très vite; car 

 la masse lourde doit s'accroître avec le carré de l'agrandisse- 

 ment exigé; ceci par suite du fait que le moment d'inertie du 

 système agrandissant croît dans la même proportion. Il faudra 

 donc une masse de 20 000 kg au moins. Un instrument de 

 dimensions semblables a déjà été constiuit par M, Wiechert, 

 donnant d'excellents résultats pour la composante horizontale 

 des tremblements rapprochés. 



La nécessité de posséder aussi une composante verticale 

 équivalente et la grande place et le prix élevé qu'exigent des 

 instruments pareils, nous a fait étudier le problème de reliei- 

 les trois composantes à la même masse. 



En collaboration avec le D' Piccard qui s'est intéressé à ce 

 problème, nous venons d'élaborer un projet qui paraît satis- 

 faire aux conditions assez rigoureuses qui se posent. 



Il va sans dire qu'un instrument de cette sensibilité devra 

 être installé à l'abri de toute perturbation extérieure. Sous ce 



