132 ÉTUDK DE l'aimantation INITIALE 



faite en grande partie par M. A. Piccard à qui nous devons 

 notamment le choix rationnel des dimensions de cette chemise 

 métallique qui, contrairement à ce qui avait eu lieu dans les 

 constructions précédentes, a été prise notablement plus courte 

 que le bobinnage du courant de chauffe. La chemise est fermée 

 par deux plaques métalliques m, m de façon à obtenir une boîte 

 close à l'intérieur de laquelle est placé l'anneau à étudier c. 

 Cette boîte métallique est portée par un gros tube de porcelaine 

 E à l'intérieur duquel passent les fils conducteurs isolés par des 

 tubes de porcelaine plus fins. Le bas du four est fermé par une 

 plaque d'amiante (r pour empêcher une circulation d'air nuisible 

 à l'uniformité de la température. Pour la même raison l'extré- 

 mité inféi'ieure du tube E a été fermée avec de l'amiante. Nous 

 avons contrôlé les variations de température à l'intérieur de 

 cette boîte avec un couple thermo-électrique dont la force électro- 

 motrice était mesurée à l'aide d'un potentiomètre et d'un gal- 

 vanomètre très sensibles. A la température de 600° pour laquelle 

 les mesures ont été faites, une variation de 1° correspondait à 

 une déviation du galvanomètre de 18 mm. L'appareil était donc 

 sensible à un dix-millième de degré. Sur toute la partie qu'occu- 

 pait l'anneau il n'a pu être constaté aucune variation; au haut 

 et au bas de la boîte l'écart atteignait 0,2°. De plus, comme 

 l'anneau par sa conductibihté tend à uniformiser la température 

 ont peut être certain qu'elle est la même dans toute son étendue. 



La mesure de la température. Pour les mesures de la tempéra- 

 ture nous nous sommes servis d'un couple thermo-électrique 

 platine-platine rhodié pour les températures dépassant 500° et 

 argent-constantan pour les températures moins élevées. Ces 

 couples ont été étalonnés par comparaison avec des couples de 

 même espèce, munis de certificats de la Reichsanstalt. 



Le galvanomètre. Pour toutes les substances, le ferrocobalt 

 excepté, nous avons pu nous servir d'un galvanomètre balistique 

 à aimant fixe et à bobine mobile. Pour le ferrocobalt nous avons 

 été obligés d'avoir recours à un galvanomètre de Lord Kelvin, 

 à aiguilles verticales (^). 



') P. Weiss, Un galvanomètre extrêmement sensible. J. de Phys. 1895. 

 3' s., t. 4, p. 212. 



