ÉLÉMENTS CRITIQUES DE l'oXYGÈNE, DE l'aZOTE, ETC. 401 



(ou ce qui vaut mieux à 0,°05) des températures comprises entre 

 — 80° et — 160°. Nous avons trouvé une solution de cette diffi- 

 culté sans avoir recours à l'ébuUition sous pression réduite de 

 gaz convenablement choisis, car cette méthode, par ailleurs 

 extrêmement précise, est très dispendieuse et nécessite tout un 

 personnel et des installations très comphquées('). Nous avons 

 déjà donné une description (-) sommaire du cryostat très simple 

 que nous avons construit et qui a rempli parfaitement les con- 

 ditions pour lesquelles il a été établi. Cet appareil a subi plu- 

 sieurs améliorations, dont nous rendrons compte en temps 

 voulu. 



III. La mesure des températures était effectuée au moyen d'un 

 thermomètre en verre dur français, gradué par Baudin et rem- 

 pli, par nous, avec de l'isopentane très pur que nous devons à 

 l'obligeance de notre excellent collègue et ami le Prof. J. Tim- 

 mermans de Bruxelles. L'étude de cet appareil nous a montré 

 qu'il était tidèle et précis quand on avait soin de prendre cer- 

 taines précautions dans son emploi. Sans nous arrêter trop 

 longtemps sur la question des thermomètres que nous aurons à 

 approfondir plus tard, nous dirons seulement que nous avons 

 été amenés à la construction de ce thermomètre à isopentane 

 pur parce que nous avions constaté que les thermomètres de 

 Baudin (qui sont cependant les meilleurs thermomètres à liqui- 

 des pour d'autres usages) ne donnaient pas d'indications sûres 

 dans nos conditions expérimentales. 



IV. Tous les dispositifs de compression et de mesure des 

 pressions étaient, à quelques détails près, les mêmes que ceux 

 utilisés dans nos recherches antérieures sur les gaz liquéfia- 

 bles (^). Signalons que le tube laboratoire, au lieu d'être droit, 

 était courbé deux fois à angle droit de façon à ce que son extré- 

 mité plongeât dans le cryostat. 



^) On a réalisé ces installations seulement dans deux ou trois labora- 

 toires dans le monde entier. Le laboratoire qui possède la meilleure et 

 la plus complète de ces installations, qui lui permet d'atteindre les tem- 

 pératures les plus basses que l'on ait jamais réalisées, est celui, à juste 

 titre célèbre, créé par Kammerlingh-Onnes à l'Université de Leyde. 



-) Archives, 1913, XXXVI, 97. 



^) /. Chim. Phys., loc. cit. 



