SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 439 



auteurs se servent, en effet, de la formule de Stirling- : 



Lim — j = 1 , 



n' c " l^TT 



1 

 dans laquelle ils suppriment l'exposant ^ devant /z, sous prétexte 



que n est très «'•ranci. Or, avec celte simplification, on a évidem- 

 ment : 



Lim ^ T= = oc , 



n-co n"e " V 27r 



ce qui démontre l'impossibilité de l'emploi d'une telle formule 

 pour remplacer, dans un calcul où n est très grand, le numéra- 

 teur n ! par l'expression du dénominateur. 



F. Chappuis. — Détermination de la dilatation du mercure 

 par la nxéthode absolue. 



Lors de notre dernière réunion à Bâle, je vous ai entretenu des 

 résultats de MM. Callendar et Moss qui ont appliqué à la mesure 

 de la dilatation du mercure une modification très ingénieuse de la 

 méthode absolue utilisée par Regnault dans des expériences clas- 

 siques. Comme les savants ang-lais l'ont remarqué, leurs résultats 

 s'écai'tent sensiblement des valeurs obtenues par moù-mêmë 

 en 1890 par l'application du tliermomètre à poids. Après avoir 

 vainement cherché la cause de ces divergences, je me suis décidé 

 à entreprendi^e une nouvelle mesure de la dilatation du mercure 

 par l'application de la méthode même inaug-urée par MM. Callen- 

 dar et Moss. J'eus le plaisir de montrer à ceux d'entre vous qui 

 visitèrent mon laboratoire l'appareil construit, à celte fin, par la 

 Société Genevoise. Permettez-moi d'en rappeler, en quelques, mots 

 la disposition. 



Au lieu des deux colonnes de Regnault, l'une froide, l'autre 

 chaude, se faisant équilibre par l'intermédiaire de tubes d'acier 

 horizontaux remplis de mercure, j'ai mis en série, suivant le pro- 

 cédé de MM. Callendar et Moss, sept paires de colonnes semblables, 

 reliées par des tubes horizontaux parfaitement remplis de mer- 

 cure. Dans ces conditions, les effets s'ajoutent et la variation de 

 niveau dans le manomètre dont les deux branches sont rattachées 

 aux extrémités libres des tubes d'acier se trouve multipliée par 

 sept. Les sept colonnes chaudes sont réunies en un faisceau et 

 maintenues dans un même bain, il en est de même des colonnes 

 froides. Comme il est difficile d'obtenir une uniformité suffisante 

 de température dans un bain de g-rande hauteur, j'ai limité la 



