440 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



hauteur des colonnes à 1 m. et les ai placées dans des cuves de 



4 1/2 cm" de section et de l'26 cm. de hauteur. 



La sensibilité de ce dispositif est environ cinq fois plus grande 

 que celle de l'appareil de Regnault, c'est-à-dire qu'une différence 

 de température de 100° entre les colonnes froides et les colonnes 

 chaudes correspond à une différence de niveau de 128 mm. envi- 

 ron. Dans mon premier appareil, les tubes d'acier verticaux 

 avaient un diamètre intérieur de 2 mm. et étaient reliés entre eux 

 par des tubes horizontaux de 1 mm., comme ceux employés par 

 MM. Callendar et Moss. J'ai fait une série complète d'observations 

 avec ce système de tubes, mais j'ai constaté que les observations 

 étaient rendues incertaines par la lenteur de l'établissement de 

 l'équilibre. Dans ces conditions, il fallait 12 à 14 minutes pour 

 faire disparaître l'effet d'une perturbation dans le niveau du mer- 

 cure. 



J'ai donc fait construire un nouveau système de tubes dans 

 lequel le diamètre des tubes horizontaux a été porté à 1°"",4, ce 

 qui double leur section. L'équilibre s'établissait alors en 4 mi- 

 nutes. On ne saurait d'ailleurs aug-menter beaucoup le diamètre 

 des tubes horizontaux sans nuire à la précision de la définition de 

 la hauteur des colonnes, représentée par la différence de niveau 

 des axes des tubes horizontaux. Les tubes émerg-ents de chaque 

 cuve sont soig-neusement rég-lés dans des plans horizontaux. On 

 assure en particulier l'horizontalité des tubes de la cuve chaude 

 dans toute la partie voisine de la cuve dont la température varie 

 rapidement. A leur sortie, ces tubes traversent la plaque de fer- 

 meture dans laquelle ils sont soudés à l'étain, une lame d'air de 



5 cm., une deuxième lame de laiton munie de vis de rég"lage et 

 enfin un bloc de cuivre roug"e, refroidi par un courant d'eau qui 

 ramène leur température à celle de la salle. A partir de ce bloc, 

 toutes les petites variations de niveau des tubes sont sensiblement 

 compensées. 



Pour rendre pratique le remplissage de l'appareil, on a relié 

 tous les tubes horizontaux inférieurs par des embranchements 

 convenables, munis de robinets, à un réservoir rempli de mer- 

 cure. Les tubes supérieurs sont ég-alement raccordés par des tubes 

 de verre avec une pompe à mercure qui permet d'évacuer tout le 

 système des tubes d'acier. 



La détermination des variations du niveau du mercure dans les 

 deux branches du manomètre constitue un des éléments essentiels 

 de la mesure de la dilatation par la méthode absolue. J'ai fait 

 construire à cet effet par la Société g-enevoise un manomètre qui 

 présente quelques avantag'es sur les manomètres à tubes de verre. 

 Il est constitué par deux canons parallèles, forés dans un bloc 

 d'acier de 20 cm. de hauteur. Les faces latérales du bloc sont 



