448 



SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE 



des résultats fort satisfaisants. La figure ci-dessous fait voir le prin- 

 cipe de la disposition. Un variomètre S et un condensateur C for- 

 ment avec une bobine d'accouplement B un circuit oscillant fermé. 

 Le variomètre se compose de deux enroulements sur cadres rectan- 

 gulaires, l'un mobile dans l'autre, ce qui permet une variation 

 continue de la self-induction, depuis une certaine valeur initiale 

 jusqu'à une valeur environ 9 fois plus grande. Le condensateur 

 est divisé en trois sections formant trois capacités invariables se 

 trouvant à peu près dans le rapport 1 : 9 : 81 et un jeu de fiches 

 permet d'introduire rapidement celle que l'on veut dans le circuit. 

 Le diélectrique est du papier paraffiné. Le plus petit des trois 

 condensateurs est rég-lé par tâtonnements de façon à donner avec 

 la valeur minimale de la self du variomètre une long-ueur d'onde 

 d'environ 280 mètres et un simple calcul permet de voir qu'en 



O 



B 



emplovant successivement les trois capacités et en réglant conve- 

 nablement le variomètre, on peut obtenir chaque lone;'ueur d'onde 

 de 280 jusqu'à passé 7000 m. Ces limites comprennent tout ce qui 

 est usité dans la pratique. L'excitation du circuit oscillant se fait 

 par le procédé à la fois très simple et ingénieux imag-iné par M. le 

 D"^ Eichhorn. L'n trembleur T ordinaire à lame vibrante très 

 courte ouvre et ferme lecircuitde la pile P(un seul élément suffit) 

 avec un son aigu et donne, comme l'a montré M. Eichhorn, une 

 excitation par choc très parfaite. 



L'étincelle de rupture au trembleur T doit être autant que pos- 

 sible atténuée. Cela s'obtient en ajoutant parallèlement à son élec- 

 tro-aimant une résistance convenable à enroulement 'bifilaire. 

 Nous avons observé que lorsque par l'usag-e le contact en ars'ent 

 au trembleur s'est altéré, l'excitation par choc devient moins nette. 

 Cela s'explique par le fait que l'étincelle de rupture tend à prendre 

 le caractère de l'arc. Un lég-er nettoyag-e suffit pour réta!)lir immé- 

 diatement l'excitation par choc. 



L'appareil que nous avons consti-uit poui' notre usage personnel 



