SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 449 



a été étalonné au moyen de notre grand ondomètre de la Telefiin- 

 kengesellschaft. 



A. PiccARD (Zurich') et 0. Bonazzi (Pise). — Une mesure de 

 la susceptibilité des gaz diainagnétiques. 



Ce travail est présenté par 0. Bonazzi. 



Les susceptibilités diama^nétiques sont toutes si petites que 

 même avec des champs mag-nétiques très intenses, on n'arrive 

 qu'à produire des forces mécaniques très faibles. En particulier 

 les g-az avec leur faible densité présenteraient des difficultés pro- 

 bablement insurmontables si l'on voulait déterminer leur dia- 

 mag-nétisme avec une des méthodes dynamométriques usuelles. 



On connaît la méthode d'ascension, inventée par Quincke pour 

 la mesure du coefficient d'aimantation des liquides para- et dia- 

 mag-nétiques. Les forces mag'nétiques sont compensées par une 

 colonne de liquide dont la hauteur doit être mesurée. Cette mé- 

 thode a été tout juste employable pour l'étude des ^az pavama- 

 gnétiques, mais elle aurait complètement échoué pour les g-az 

 diainagnétiques où la hauteur de la colonne d'eau n'aurait été 

 que de quelques millièmes de millimètres. 



La méthode de mesure que nous présentons ici est. comme on 

 va le voir, dérivée de celle de Quincke. Au lieu d'avoir un liquide 

 et un gaz, nous avons deux g-az et nous mesurons la différence de 

 susceptibilité de ces deux g^az de la manière suivante : Un tube 

 circulaire ABCDA est situé dans un plan horizontal. Il est muni 

 en A et C de robinets à trois voies au moyen desquels on rem- 

 plit la branche ABC avec du H^ par exemple et la branche ADG 

 avec du COg. Si A et C sont exactement à la même hauteur, il ne 

 se produira rien au moment où l'on ouvre A et C. Si, par contre, 

 A n'est même légrèrement plus élevé que C, nous aurons au moment 

 de l'ouverture une circulation dans le sens CBA et vice-versa. Si 

 nous avons un moyen de reconnaître les mouvements du g'az, 

 nous arriverons rapidement à mettre A et C au même niveau. 

 Produisons maintenant par un puissant électro-aimant un champ 

 mag-nétique en A. Alors, au moment de l'ouverture, le g-az le plus 

 diamag-nétique, le COg par exemple, sera repoussé et nous aurons 

 de nouveau une circulation dans le sens CBA. Nous pouvons neu- 

 traliser cet effet en élevant le point C d'une hauteur convenable. 

 Dans ce but, le robinet G est fixé à la place de la lunette sur un 

 petit cathétomètre qui permet la lecture des millièmes de mil- 

 limètre. Connaissant le champ mag-nétique et la différence de 

 hauteur des deux positions de C, nous pouvons en déduire la 

 différence de susceptibilité des deux g-az. La susceptibilité (volu- 

 métrique) des g-az diamag-nétiques étant dépendant de la tempe- 



