450 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



rature et de la pression, suivant la même loi que la densité, on voit 

 qu'on n'a besoin de connaître ni la température, ni la pression du 

 gaz. Il suffit que tout le système ait une température homogène. 



La partie la plus délicate de tout l'appareil est l'organe qui per- 

 met de constater la circulation du gaz. Après plusieurs essais 

 moins heureux, nous avons adopté le manomètre thermo-électrique 

 de Guéritot(') dont nous avons pu, par quelques modifications, 

 augmenter la sensibilité de façon à rendre visible un déplace- 

 ment de gaz de 0'""'^,03. La limite de sensibilité correspond à 

 ]0~^° atmosphères. 



L'appareil décrit ici a été construit au Laboratoire de Physique 

 de l'Ecole Polytechnique fédérale. Comme on a vu, il ne permet 

 que la mesure de difl'érences de susceptibilité, mais il sera pos- 

 sible d'arriver avec le niôme appareil, par un petit détour, à déter- 

 miner aussi la susceptibilité elle-même de l'hydrogène. 



A. PiccARD et A. Carkaud (Zurich). — .1. Calorimètre 

 adiabatiqae. 



Ce travail est présenté par A. Carrard. 



Nous avons décrit, à la réunion de la Société suisse de Physique, 

 à Frauenfeld {% septembre 1913), le calorimètre dont nous nous 

 sommes servis pour nos premières mesures (A. Piccard, Arch. 

 des Sciences phys. et nat., 4® période, t. XXXVI, sept. 1913, 

 p. 265-266^ 



Pour toute mesure où l'échange de température entre le corps 

 calorimètre et l'eau du calorimètre dure un temps appréciable 

 (1-0 minutes), la correction de convection (provenant de l'échange 

 de calories entre le calorimètre proprement dit et l'enveloppe) 

 atteint facilement quelques pour cent de la chaleur spécifique. 



Le calorimètre « adiabatique » supprime totalement cet incon- 

 vénient. La méthode que nous avons choisie consiste à ajouter de 

 l'eau bouillante à l'eau de l'enveloppe du calorimètre. Un plon- 

 geur suspendu à un contrepoids et mû par une commande auto- 

 matique, assure le déversement d'eau chaude, créant l'élévation de 

 température désirée. Un thermomètre électrique à résistance, basé 

 sur le .système du « Pont de Wheatstone », permet de déterminer 

 la température de l'eau du calorimètre proprement dit. Le plon- 

 geur est relié mécaniquement avec le curseur de ce thermomètre. 

 Par cette disposition, l'opérateur n'a qu'à suivre l'augmentation 

 de la température du calorimètre et l'addition d'eau chaude se fait 

 automatiquement et sans refard, ce qui est tout particulièrement 

 important. 



La mise au point de la compensation adiabatique est relative- 



•) Guéritot, G. E. 1913, n" 26. 



