496 APPAREIL POUR REPERAGE DES PROJECTILES 



Généralement, le réglage initial de la position des bobines 

 reliées au téléphone est délicat. Aussi est il avantageux dei-^m- 

 placer chacune des bobines BB et CC par deux enroulements 

 en série situés dans le même plan. L'un de ces enroulements 

 est fixe, l'autre, hh, qui ne renferme qu'un petit nombre de 

 spires, est mobile autour d'un axe O'O'. Par une légère rotation 

 de cet enroulement, on peut rendre le son rigoureusement nul 

 dans le téléphone avant de faire usage de l'appareil ; ce dispo- 

 sitif de réglage n'est représenté sur le schéma que pour la 

 bobine BB. 



Des essais préliminaires ont été organisés au Laboratoire de 

 Physique de l'Université de Genève, sous la direction de M. le 

 prof. C.-E. Guye, que je remercie sincèrement de son concours. 

 Le dispositif utilisé ne comportait qu'une seule bobine induite 

 BB hb. La bobine inductrice était alimentée soit par le cou- 

 rant continu rendu variable au moyen d'un trembleur ou 

 d'un électro-diapason, soit par un alternateur (1200 périodes) 

 dont dispose l'Institut. Dans ces conditions, il a été possible de 

 repérer avec facilité la position exacte de petits objets métal- 

 liques à des distances variant de huit à trois centimètres 

 suivant qu'il s'agissait d'objets en fer ou en bronze. 



On est en droit d'espérer qu'une étude plus complète de dis- 

 positifs de ce genre conduira à la réalisation d'un appareil 

 capable de rendre dans bien des cas des services à la chirurgie 

 de guerre. Dans ce but nous avons poursuivi les essais en col- 

 laboration avec une maison de construction française et nous 

 indiquerons prochainement les résultats déjà très satisfaisants 

 auxquels ces recherches nous ont conduit, ainsi que les modifi- 

 cations que nous avons apportées dans l'application de notre 

 dispositif. 



