i& TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE 



d'une résistance définie, telles qu'en les combinant, nous pou- 

 vons faire varier la résistance totale de 1 à 10000 unités. 



« En introduisant ces résistances variables dans une branche 

 du pont galvanique de Wliealstone, on peut déterminer les 

 résistances du cuivre ou de l'enveloppe isolante d'un câble 

 très-long. 



« Cependant, s'il est nécessaire de déterminer des résis- 

 tances dépassant les limites des bobines de résistance, nous 

 adoptons un autre arrangement, basé encore sur le principe du 

 pont de Wliealslone, consistant à rendre variables également 

 les deux branches permanentes de l'appareil. 



« AB, AC, DB et DC représentent les quatre branches de 

 cet arrangement. Les points B et C sont reliés au galvano- 

 mètre placé en G. Les points A et D sont reliés aux pôles de la 

 pile. 



«Aucun courant ne passera à travers l'instrument de mesure 

 AB DB 



lorsqu'on a 



AC 



DC' 



Mais, comme dans l'arrangement de 



Wheatstone, ABest toujours égal à AC, la résistance inconnue 

 DC est égale à la résistance DB. Une échelle contenant des fils 

 de résistance de 1 à 10000 unités ne nous permettrait de dé- 

 terminer que des résistances ne dépassant pas ces limites; mais 



