PHYSIQUE. 265 



rait être du ressort de la partie littéraire de la Bibliothèque U7iiverselle. 

 Je me bornerai à ajouter que M. Wolf prépare un quatrième volume, dans 

 lequel se trouveront encore plusieurs articles sur des savants genevois 

 {entre autres sur Horace-Benedict de Saussure) qui occuperont plus du 

 tiers du volume. A. G. 



21. — G. Siemens; Sur le cable télégraphique de Rangoon a 

 SiNGAPORE. Extrait d'une lettre adressée par M. Siemens au pro- 

 fesseur ïyndall, en décembre 1860. {Philos, Magazine, i^mier 1861.) 



Ayant été chargé par le gouvernement britannique de la surveillance de 

 tout ce qui se rapporte aux conditions électriques du câble télégraphique 

 de Rangoon à Singapore, j'ai cherché d'abord à déterminer la tempéra- 

 ture exacte des différentes portions de ce câble roulé en hélice à bord du 

 vaisseau où il se trouvait. J'avais, en effet, quelques raisons de soupçon- 

 ner une production spontanée de chaleur dans l'intérieur de la masse. 

 Comme il n'y avait aucun moyen d'introduire des thermomètres à mercure 

 dans l'intérieur du câble, j'eus recours à un appareil basé sur le fait bien 

 connu, que la conductibilité d'un fil de cuivre croit en raison inverse de 

 sa température. L'appareil en question consiste en une tige ou tube de 

 métal d'environ dix-huit pouces de long, autour duquel sont enroulées 

 plusieurs couches de fil de cuivre recouvert de soie, de façon à produire 

 une résistance totale de 1000 unités (de Siemens), par exemple, à la tem- 

 pérature de la glace fondante. Le fil de cuivre, après avoir été recouvert 

 d'une couche de caoutchouc pour le mettre à l'abri de toute action exté- 

 rieure, est introduit dans un tube et scellé hermétiquement. Les deux ex- 

 trémités de la bobine ont été ensuite amenées dans la cabine qui me sert 

 d'observatoire au moyen de fils conducteurs isolés, et mises en communi- 

 cation avec un appareil mesureur composé d'une pile, d'un galvanomètre 

 et de bobines à résistance variable. Le galvanomètre que j'ai employé est 

 muni de deux systèmes de bobines traversés par le courant de la pile dans 

 des directions opposées. L'un des circuits est complété par la bobine isolée 

 servant de thermomètre, et l'autre par une bobine à résistance variable 

 en fil d'argentane. Au lieu de galvanomètre différentiel, on peut se servir 

 également du système ponté de Wheatstone. 



Maintenant il est facile de comprendre que si on place la bobine ther- 

 mométrique déjà décrite dans un mélange de neige et d'eau, en réglant la 

 bobine à résistance variable de manière à présenter 1000 unités de ré- 



