266 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



sistance, les courants qui passeront à travers l'une et l'autre bobine du 

 galvanomètre différentiel seront égaux, et partant ne produiront aucune 

 déviation de l'aiguille aimantée. Mais si la température de l'eau vient à 

 s'élever de 1 degré Farh., par exemple, sa résistance sera augmentée de 

 i000x,0021 =2, 1 unités de résistance : il faudra donc ajouter à la bo- 

 bine à résistance variable 2,1 unités pour rétablir l'aiguille dans sa posi- 

 tion d'équilibre. 



Le rapport entre l'augmentation dans la résistance du fil de cuivre et 

 chaque accroissement donné de température peut être regardé comme 

 constant, du moins dans les limites ordinaires de température. Ayant, 

 d'autre part, la faculté d'apprécier la dixième partie d'une unité dans ma 

 bobine à résistance variable, il m'était facile de déterminer avec une par- 

 faite exactitude la température du lieu dans lequel était placé la bobine 

 à résistance destinée à servir de thermomètre. Je fis donc placer plusieurs 

 4e ces bobines entre les différentes couches du câble à des intervalles ré- 

 guliers, en faisant communiquer chacune d'elles avec l'appareil mesureur 

 <iui se trouvait dans la cabine. 



Lorsque le câble, qui avant d'être transporté à bord était resté quel- 

 que temps dans un endroit très-humide, avait séjourné dix jours sur le 

 bâtiment destiné à le transporter, les bobines thermométriques insérées 

 dans l'intérieur des replis du câble indiquaient déjà des effets calorifi- 

 ques notables, quoique les bobines placées dans le voisinage de la sur- 

 face, tant supérieure qu'inférieure, n'accusaient pas une température sen- 

 siblement plus élevée que celle qui existait à fond de cale, savoir 60° F. 

 La température de l'intérieur de la masse du câble, qui alla dès lors en 

 croissant à raison de 3'' Farh. par jour, atteignit au bout de quelques 

 jours 86°, et aurait certainement gravement endommagé le câble si on 

 avait permis à la chaleur de continuer à se développer. Les personnes 

 présentes à bord ayant exprimé quelque doute sur les résultats obtenus, 

 j'ai pu bientôt les convaincre de leur exactitude en arrosant le câble à 

 grande eau au moyen d'une pompe. Cette eau qui, en arrivant sur le câble 

 était à la température de 42° Farh., accusait celle de 72° après en avoir 

 traversé les nombreux replis. 



L'auteur, dans la suite de sa lettre, suggère l'idée d'employer des 

 thermomètres à résistance de la nature de ceux décrits ci-dessus, pour dé- 

 terminer la température du sol à diverses profondeurs et dans les diffé- 

 rentes saisons de l'année, ou encore pour déterminer la température de la 

 mer à des profondeurs différentes. Userait essentiel, dans la construction 



