ET DILATATION DES GAZ. 367 



par conséquent être encore sensiblement éloigné de sa li- 

 mite, j'en ai conclu que Thypothèse que j'avais indiquée, 

 et qui du reste n'a rien de contradictoire avec les données 

 scientifiques actuelles, ne se trouvait pas justifiée. 



Du reste les résultats que j'ai donnés sont exacts ainsi 

 que les courbes qui les représentent, il faudra seulement 

 y attacher le sens que j'ai précisé plus haut. 



J'ai supposé dans ce que je viens de dire que les mas- 

 ses de gaz, sur lesquelles j'opérais, occupaient le même 

 volume à 0-, cela est vrai pour l'acide carbonique, mais 

 pour l'acide sulfureux c'est de 10^ que partent mes ex- 

 périences. 



Je reviendrai du reste sur ce sujet à la fin de ce mé- 

 moire; je vais exposer d'abord mes nouvelles expériences 

 et les résultats auxquels elles m'ont conduit. 



L'appareil que j'ai employé est représenté en coupe (PL 

 II, fig. I). PP est une chaudière cylindrique en cuivre, 

 remplie d'huile; elle est portée par une colonne en fer le 

 long de laquelle on peut la faire ghsser et la fixer à telle 

 hauteur que l'on veut en serrant la vis K. Le gaz à com- 

 primer est introduit dans un appareil à boules BB' gradué 

 et jaugé. Cet appareil se termine à sa partie supérieure 

 par une tige thermométrique à l'extrémité de laquelle 

 est mastiqué un robinet d'acier R, et à sa partie inférieure 

 par une autre tige (ccc) qui se recourbe trois fois sur elle 

 même et dont l'extrémité est mastiquée dans une tubu- 

 lure d'une pièce en fer S. Un tube AAA d'un diamètre 

 plus grand est mastiqué dans une seconde tubulure de 

 la même pièce en fer, qui est percée dans sa longueur, 

 de sorte que les deux tubes (c c), AA peuvent communi- 

 quer; cependant un robinet à trois voies R' placé direc- 

 tement sous le grand tube peut interrompre cette commu- 

 nication. 



