ET DILATATlOxX DES GAZ. 369 



renfermé un volume connu de gaz, à température et sous 

 pression connues. 



Maintenant faisons arriver du mercure dans l'appareil, 

 au moyen de la pompe, après avoir de nouveau tourné le 

 robinet R de manière à ce que les deux tubes AA'cc 

 communiquent, le gaz va se comprimer, et le mercure mon- 

 tera dans le tube AA; quand il y sera arrivé à une hauteur 

 ■qu'on détermine d'avance et pour laquelle on sait que le 

 volume du gaz est à très-peu près réduit à moitié, il faut 

 ramener la température qui a pu varier de quelques di- 

 xièmes à ce qu'elle était dans la première phase de l'expé- 

 rience ; c'est la partie la plus délicate de l'expérience, parce 

 que c'est là qu'est la plus grande cause d'erreur. Quand 

 cette condition est remplie et la température de nouveau 

 stationnaire, on ferme de nouveau le robinet R' comme il 

 l'était avant, et on lit la pression au baromètre. Alors 

 un aide, desserrant la vis K, descend la chaudière jusqu'à 

 ce que le niveau de mercure en n arrive un peu au-des- 

 sus du niveau de l'huile; pendant ce temps l'observateur 

 suit le mouvement dans la lunette d'un cathétomètre et 

 dès qu'il aperçoit suffisamment le ménisque au-dessus 

 des bords de la chaudière, il fait arrêter le mouvement et 

 serrer la vis K. Il lit rapidement le volume du gaz com- 

 . primé en même temps qu'il amène le fil du cathétomètre 

 surje ménisque, il ne reste plus ensuite qu'à viser le 

 ménisque dans la grande branche A pour avoir les dif- 

 férences de hauteur. Des thermomètres donnent les tem- 

 pératures des différentes parties de l'appareil; nous avons 

 maintenant toutes les données nécessaires pour faire le 

 calcul de l'expérience. 



Cependant il est facile de voir qu'il est extrêmement 

 difficile et même presque impossible de faire exactement 



