376 DÉTEKMIXATIOX DK LA DILATATION ABSOLUE 



Gomme les différences de ces deux espèces de coeffi- 

 cients de dilatation nous ont paru trop considérables pour 

 le but que nous voulions atteindre et qu'il n'y avait au- 

 cune raison de les supposer plus faibles dans notre bar- 

 reau en bronze d'aluminium, comme de plus ce barreau 

 ne devait être employé que pour des écarts de tempéra- 

 ture de 5° à 2d'^ C, je résolus de me borner à détermi- 

 ner le coeificient de dilatation entre les limites approxima- 

 tives de 0° et 30^ 



Lors de mes expériences pour la détermination de la 

 dilatation absolue du barreau en bronze d'aluminium la 

 température la plus basse a été en moyenne de ^° et la 

 plus élevée de 24*^, ainsi on avait : 



A = 22"* : 



de plus pour la longueur de: 



N. = 1000'""^ 

 on obtenait en chiffres ronds : 



D = 0'°'",345 



Comme lorsqu'on s'est servi de ce barreau normal pour 

 des comparaisons de mesures, les températures de 5*^ et 

 de 25^ n'ont pas été dépassées, l'écart de température 

 de + 10° (de l'un et de l'autre côté de la température 

 moyenne de 15*^ G.), lequel correspond à ces limites, ne 

 comporte pas une erreur dépassant la limite d'exactitude 

 de + 0'"'", 0001, qui était demandé pour nos mesures, 

 si dans la détermination du coefficient de dilatation l'er- 

 reur n'est pas plus grande que: 



dn= ±0,000 000 01. 

 Introduisons dans nos formules cette dernière valeur. 



